I. Abteilung. Medicinische Section. 75 



Ventilation in dem Kasten für zwei, ev. auch für drei Kinder 

 völlig ausreichend ist. 



Eine weitere Frage ist die, ob die Luft in der Couveuse 

 nicht vielleicht zu trocken ist. Auch hierüber haben wir genaue 

 Untersuchungen mit dem Psychrometer angestellt. 



Wir haben die Luftfeuchtigkeit einmal bei 34° C. und einmal 

 bei 31,5° C. geprüft und gefunden, daß bei ersterer Temperatur 

 die relative Feuchtigkeit 23 pCt. und das Sättigungsdeficit fast 31 mm 

 Hg beträgt. Bei 31,5° C. betrug die relative Feuchtigkeit 34,5 pCt., 

 das Sättigungsdeficit 22,5 mm Hg. Maßgebend ist das Sättigungs- 

 deficit d. h. diejenige Menge Wasserdampf, die zur Sättigung der 

 gegebenen Luft fehlt. Die gefundenen Werte — 31 und 22,5 mm 

 Hg — bedeuten nun in der That einen hohen Grad von Luft- 

 trockenheit, so hoch, wie man ihn im Freien nur in der Wüste 

 findet. Ob das aber ein Nachteil ist, ob das Kind darunter 

 irgendwie leiden kann, das möchte ich füglich bezweifeln. Denn 

 einmal wissen wir, daß der gesunde Mensch außerordentlich hohe 

 Grade von Lufttrockenheit ohne Schaden verträgt, ja bei hohen Tem- 

 peraturen sich in trockener Luft sogar wohler fühlt als in feuchter 

 Luft; sodann haben wir thatsächlich bei den von uns in der 

 Couveuse verpflegten Kindern keinerlei Erscheinungen beobachten 

 können, die auf zu große Lufttrockenheit zurückzuführen wären. 

 In den Apparaten der hier tagenden Ausstellung sind Hygrometer 

 angebracht und merkwürdiger Weise zeigen diese alle normale 

 Feuchtigkeitsgrade an. Offenbar gehen diese, bekanntlich sehr 

 unzuverlässigen Apparate nicht richtig. Ich muß hervorheben, 

 daß alle erwähnten Luftuntersuchungen exact und einwandsfrei 

 von Herrn Dr. Benin de, ehemaligem Assistenten des hiesigen 

 hygienischen Institutes, ausgeführt sind. 



Zur Anfeuchtung der Luft innerhalb der Couveuse sind 

 übrigens zwei Einrichtungen getroffen. Erstens streicht die ein- 

 tretende Luft durch eine feuchte Kammer. Darin hängt ein an- 

 gefeuchteter Docht, der durch Eintauchen in ein wassergefülltes 

 Gefäß feucht erhalten wird. Daraus, daß das Wasser in diesem 

 Gefäß kaum merklich abnimmt, darf man schließen, daß der 

 Nutzen dieser Einrichtung sehr gering anzuschlagen ist. Etwas 

 besser ist die zweite Einrichtung: eine mit Wasser gefüllte Pfanne 

 am Boden der Couveuse. Aus dieser verdampft das Wasser viel 

 schneller, aber auch noch relativ langsam, denn sie braucht nur 

 alle 3 — 4 Tage frisch gefüllt zu werden. 



Nachdem ich Sie, m. H., mit dem Apparat und seiner Leistungs- 

 fähigkeit bekannt gemacht habe, wollen wir auf die Frage ein- 



