308 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



blasigen Abhebung und Abstoß ung des Epithel und schließ- 

 lich zur oberflächlichen Verschorfung der Epidermis oder selbst 

 zu tiefer greifender Necrose und Gangrän der gesamten Haut 

 und des subcutanen Bindegewebes. 



Die Intensität der Bestrahlung hängt dabei wesentlich von 

 drei Punkten ab: 



1) der Funkenlänge des Inductor; 



2) der Entfernung des bestrahlten Objectes von der Röhre 

 und der Dauer der Bestrahlung und 



3) von dem Zustand der Röntgenröhre. 



Die Funkenlänge des Inductor ist ihrerseits wieder abhängig 

 von der Stärke des primären Stromes, der Größe des Inductor 

 und der Zahl der Unterbrechungen. Wir selbst arbeiten mit 

 einer Stromstärke von etwa 3 Ampere bei eine Spannung von 

 30 — 40 Volt und benutzen einen Quecksilber-Motorunterbrecher, 

 welcher 30 — 40 Unterbrechungen in der Secunde erlaubt. Die 

 Funkenlänge unseres Inductor bemißt sich dabei auf 35 cm. 



Die Entfernung der bestrahlten Hautpartie von der Röhre 

 richtet sich dabei ganz nach dem Zweck, welchen wir erreichen 

 wollen und schwankt zwischen 40 und 15 cm. Ebenso variirt 

 die Dauer der Bestrahlung je nach dem Zweck zwischen 5 bis 

 30 Minuten. Gewöhnlich bemessen wir jede Sitzung auf 10 bis 

 15 Minuten. 



Inwiefern die Wirkung der Bestrahlung von dem Zustand 

 der Röhre abhängt, darüber sind die Ansichten noch sehr geteilt; 

 wesentlich unterscheidet man hierbei zwischen weichen und 

 harten Röhren, das heißt Röhren mit relativ niederem und 

 solchen mit hohem Vacuum Eine Unterscheidung beider ist 

 dadurch ohne weiteres möglich, daß die ersteren bei der Diaskopie 

 gute contrastreiche, die letzteren weniger scharfe, flaue Bilder 

 geben. Die meisten Autoren neigen heute der Ansicht zu, daß 

 die harten Röhren mit ihren stärker penetrirenden Strahlen und 

 den von ihnen ausgehenden electrischen Entladungen und Wellen 

 stärker auf die Haut wirken sollen, während die eigentlichen 

 Röntgenstrahlen in dieser Richtung wenig oder ganz unwirksam 

 seien. Andere dagegen halten gerade die eigentlichen Röntgen- 

 strahlen für das wirksame Agens und verwenden nur weiche 

 Röhren. 



Jedenfalls muß man stets berücksichtigen, daß sich das 

 Vacuum der Röhren auch während der Bestrahlung ändert, 

 wovon man sich jederzeit leicht überzeugen kann. Im Anfang 

 der Bestrahlung gehen bei einer harten Röhre zahlreiche electrische 



