NOTE 
SUR 
UN GAZONÈTRE À ÉCOULEMENT CONSTANT, 
PAR M. G. SIRE, 
PRÉPARATEUR DE PHYSIQUE À LA FACULTÉ DES SCIENCES DE BESANÇON. 
(Séances des 26 décembre 1854 et 13 janvier 1855.) 
—22333-2Q00<€<€<<— 
Les gazomètres sont d’un usage fréquent dans les laboratoires, et ce que l’on 
recherche plus spécialement dans ces sortes d'appareils, c’est un écoulement 
constant du gaz qu’ils renferment. L'écoulement est d’autant plus régulier que la 
pression à laquelle est soumis le gaz est plus régulière aussi; or, cette pression 
dans les gazomètres ordinaires est produite par la différence entre le poids de la 
cloche et les contre-poids, et par les résistances que le gaz rencontre dans sa cir- 
culation. On sait que la cloche, en s’enfonçant dans l’eau de la cuve, perd de son 
poids, ce qui tend à diminuer la pression du gaz, mais on rétablit la différence 
primitive, soit en diminuant les contre-poids, soit en augmentant le poids de la 
cloche en la chargeant avec des corps pesants. Comme cette compensation doit 
être lente et graduelle, elle est généralement réalisée, au moyen de chaînes de 
métal, dont le poids du mètre courant est convenablement choisi pour compenser 
la perte de poids qu’éprouve le mètre courant de la cloche, en s’enfonçant dans 
l’eau. Mais cette compensation est quelquefois très-imparfaitement obtenue, et 
la plupart du temps par tâtonnement. 
On peut obtenir une très-grande régularité dans l'écoulement du gaz, au 
moyen d’une disposition très-simple que j'ai réalisée dans le gazomètre que je 
propose et qui est composé : d’une cuve annulaire métallique ab (PI. 3, fig. 4 et 2), 
supportée par trois pieds de fer; et d’une cloche C s’enfonçant dans la partie 
annulaire de la cuve, laquelle contient de l’eau. A la partie supérieure de la 
cloche est fixée une tige cylindrique de métal, passant librement dans un anneau À 
que possède le support S, lequel est fixé à la cuve. De plus, la cloche présente, 
à sa partie inférieure, deux arcs placés aux extrémités d’un diamètre , ils em- 
brassent deux tiges de verre fixées dans la partie annulaire de la cuve. Cette dis- 
position, comme on le voit, est destinée à assurer la descente verticale de la 
cloche. 
Deux tringles # #, fixées à la partie supérieure de la cloche en v v', descendent 
parallèlement, en passant librement dans deux anneaux a a! fixés extérieurement 
à la cuve, et sont enfin reliées entre elles en x 4!’ par une traverse présentant un 
réservoir ?. 
