= 99) 
Admettons que, dans l’état où se trouve le gazomètre dans les figures 4 et 2, le 
gaz renfermé dans son intérieur éprouve la pression que l’on désire, et voyons 
comment cette pression va rester constante. Lorsque le gaz s'écoule, la cloche 
descend en déplaçant un volume d'eau égal à la partie qui s’est immergée, ce qui 
tend à faire monter le niveau de l’eau dans l’intérieur de la cuve. Mais le niveau 
de l’eau ne peut pas s'élever au-delà du bord inférieur d’une ouverture conve- 
nable que l’on a pratiquée en ? (fig. 2); l’eau s'échappe par celte ouverture, 
et est conduite dans le réservoir r au moyen du tube ? kk. 
Il est facile de voir maintenant que la quantité d’eau qui s'écoule par l’orifice & 
est égale à celle qui est déplacée par la cloche à mesure qu'elle s'enfonce, et 
comme celle-ci perd de son poids une quantité égale au poids de l’eau déplacée, 
cetle eau, en se rendant dans le réservoir r, où elle agit par son propre poids, 
restitue à la cloche ce qu’elle perd par son immersion, ce qui fait qu’elle a tou- 
jours le même poids, et, par suite, exerce une pression constante sur le gaz. 
L'écoulement est donc constant. 
Observons que, à mesure que la cloche s’enfonce, le réservoir r descend; il en 
résulte que sa distance au tube # augmente constamment. L'eau qui s'échappe 
de ce tube, en tombant librement d’une hauteur de plus en plus grande, pourrait 
occasionner des projections à son arrivée dans le réservoir, ce qui, naturellement, 
ferait varier la vitesse d'écoulement du gaz; mais on a soin de faire couler l’eau 
le long d’un fil de lin attaché à l'extrémité du tube 4, et qui se déroule du réser- 
voir > à mesure que ce dernier descend. En 3 se place à volonté un petit mano- 
mètre destiné à montrer si la force élastique du gaz est constamment la même. 
Lorsque le gazomètre est vidé, et qu’on veut le remplir, on recueille l’eau du 
réservoir r, et on la reverse dans la cuve à mesure que la cloche s'élève. L'appareil 
qui produit le gaz est mis en communication avec l’un des deux tubes à robinet 
R ER’, qui peuvent être pris à volonté pour tube d'alimentation ou d'écoulement ; 
ils aboutissent tous deux dans l’intérieur de la cloche. 
En résumé, je crois le gazomètre que je viens de décrire plus simple que ceux 
généralement employés, tout en donnant un écoulement de gaz très-constant. 
Il offre, en outre, cet avantage, à cause de sa simplicité, de pouvoir être construit 
dans les localités privées de constructeurs ayant l'habileté nécessaire à la cons- 
truction de ceux aujourd’hui en usage. 
