— IIÙE — 
agissant en sens contraire de la translation du tore; et l’on vient 
de voir que toute cause agissant dans ce sens détermine plus 
ou moins promptement la chute de l'instrument. Si donc la 
rolation du tore sur lui-même pouvait être entretenue d’une 
manière uniforme, l'instrument n’en tomberait pas moins au 
bout d’un cerlain temps, c’est-à-dire que le centre de gravité 
du système s’abaisserait graduellement en décrivant une spi- 
rale sphérique dont les spires se rapprocheraient insensible- 
ment de la verticale passant par le point de suspension. 
Balance gyroscopique de MM. Fessel et Plucker. 
Les faits dont il vient d’être question, c'est-à-dire les accé- 
lérations et les inversions dans la translation du tore autour 
du support sont rendues très simplement par la balance de 
MM. Fessel et Plucker. ; 
Elle se compose (fig. 28) d’un tore avec sa chape, à laquelle 
est fixée une lige métallique /, sur le prolongement de l’axe de 
rotation du tore. Cette tige traverse une pièce À, tournant au- 
tour d’un axe horizontal ab, supportée par une autre pièce, en 
forme de fourchette à sa partie supérieure, et terminée infé- 
rieurement par une tige cylindrique présentant à son extrémité 
un pivot, afin de faciliter sa rotation au centre d’un pied massif 
P. Cette disposition est donc telle, que l’axe du tore peut tour- 
ner autour du pied de l’appareil, et basculer autour de la ligne 
ab, comme uh fléau de balance. 
La tige Z porte une pièce m, que l'on fixe à l’aide d’une vis 
de pression. À cette pièce est accrochée, à la manière d’un 
bassin de balance, une série de poids F, formés de rondelles de 
plomb empilées librement sur une tige qui traverse leur centre. 
Cet ensemble de rondelles servant de contre poids à l’appareil, 
est composé : d’une rondelle fixe, et de deux autres, de même 
poids, que l’on peut enlever à volonté, de façon, que la rondelle 
fixe et l’une des deux autres font équilibre au reste de l'instru- 
ment. L'on peut d'ailleurs éloigner ou rapprocher ces poids de 
l’axe ab, comme dans une balance romaine, afin d'obtenir plus 
promptement cet équilibre. 
Maintenant, voici comment on procède avec cet appareil : 
4° Le centre de gravité de l'instrument étant placé sur l’axe 
ab, et le tore mis en rotation, on n’observe aucun déplacement 
