Magnetische Beobachtungen und geographische Orts- Bestimmungen. 203 
denen Abweichungen der Magnetnadel eines kleinen, in der Mitte des Maasstabes stehen- 
den Compasses, welcher in volle Grade getheilt war. Der Magnet wurde in # Entfer- 
nungen von #50, 400, 350 und 300 Millimeter vom Compasse nach Ost und nach West 
gelegt, und in jeder Entfernung las ich zwei Ablenkungen ab, indem ich den Magnetstab 
mit seinen beiden Polen der Nadel zukehrte und die beiden Enden der Nadel beobachtete. 
Die in den Tabellen bezeichneten Ablenkungen der Nadel sind das Mittel aus den vier 
Ablenkungen, von welchen jede das Mittel aus den Ablesungen der beiden Enden der- 
selben ist. Darauf habe ich nochmals die Dauer einer Schwingung des Magnetstabes be- 
stimmt, und bei der Berechnung der Intensität nahm ich das Mittel aus den beiden Wer- 
then. Um die Genauigkeit der Beobachtungen zu prüfen, berechnete ich aus der be- 
stimmten Intensität die Ablenkungswinkel der Nadel bei vier Entfernungen des Magnet- 
Stabes, welche Ablenkungen in meinen Tabellen zugleich mit den beobachteten angeführt 
sind, um mit ihnen verglichen zu werden. In Mesen, an den Flüssen Indega und Shem- 
tschushnaja ist die Intensität zwei Mal bestimmt worden. 
Zur Bestimmung der Declination hatte ich ein neues Declinatorium, construirt von 
H. Lenz nach dem Princip des H. Kupffer. Dieses Instrument, welches auf der beigege- 
benen Tafel in seiner Projection auf die Ebene des magnetischen Meridianes (fig. {) gezeich- 
net ist, hat einen von 20° zu 20 getheilten horizontalen Kreis 4B (k1 engl. Zoll im Durch- 
messer). Eine Alhidade CD, drehbar um das Centrum dieses Kreises, trägt auf ihren bei- 
den Enden Verniere, mit deren Hülfe man bis 20” ablesen kann. Auf dieser Alhidade 
sind zwei Unterlagen FFGG (in der Figur als eine gezeichnet), auf welche man die Zapfen 
des Fernrohres oder der Microscope legt, angebracht. In dem Centrum der Alhidade be- 
findet sich eine Vertiefung, in welche eine hohle kegelfôrmige Säule HHJJ (fig. 3) sich 
einschrauben lässt; in diese Säule passt ein seidener Faden, welcher die Magnetnadel 
trägt. Die drei Füsse des Instrumentes ruhen auf kleinen Kreisen, in welchen Einschlitze 
gemacht sind: die Kreise stellt man so, dass die Richtung der Schlitze in einen Pankt 
zusammenfällt; diese Einrichtung ist unumgänglich nôthig, damit das Instrument, wel- 
ches kein Sicherheitsfernrohr hat, seine Lage nicht ändere. Die Beobachtungen macht 
man nach folgender Weise. Man legt auf die Unterlage ein Fernrobr (s. fig. 2) und 
richtet dasselbe, nachdem man das Instrument horizontal gestellt hat, auf einen entfernten 
unbeweglichen Gegenstand; in der Tundra, wo meine Beobachtungen angestellt wurden, 
diente mir als Mire eine Stange mit schwarzem Brette, auf welches eine weisse vertikale 
Linie gezeichnet war und welche man in eine Entfernung von ungefähr ‘/, Werst 
gestellt hatte. Dann notirt man die beiden Verniere und macht dieselbe Beobachtung, 
indem man das Fernrobr umgekehrt auf die Unterlage legt. (Die in den Tabellen bei- 
gefügten Zahlen sind das Mittel aus diesen # Ablesungen der Aïhidade). Sodann nimmt 
man das Fernrohr weg und schraubt im Centrum der Alhidade die Säule HJ an, deren 
Projection auf der zu dem magnetischen Meridian rechtwinklichen Ebene in fig. 3 abge- 
Mém. des sav. étrang. T. VI. , 26 
