204 SA Eole Er 
bildet ist. Der Seidenfaden, welcher in dieser Säule sich befindet, ist mit seinem oberen 
Ende an dem dreieckigen Stücke JJ, welches sich von der Säule abschrauben lässt, befe- 
stigt, und kann mittelst einer Schraube k leicht gehoben und gesenkt werden, ohne dass 
dabei eine Drehung desselben Statt findet. An dem untern Ende des Fadens ist ein 
Bügel zur Aufnahme der Magnetnadel angebracht. Die Nadel ist von cylindrischer 
Form (5 Zoll engl. Länge und 1%,” Linie im Durchmesser) und hat an ibren beiden 
Enden ein kleines Plättchen, auf welchem einige Vertikal-Striche gezeichnet sind. Auf die 
Oeffnungen der Säule HJ, in welche die Nadel passt, sind noch zur Schützung der Na- 
del vor Bewegungen der Luft, gläserne, auf ihren Enden mit Glimmer bedeckte Cylinder 
anzüschrauben LL. Kleine Kissen mit Schrauben M, welche gegenüber dem Bügel sich 
befinden, dienen zur Hemmung der Schwingungen der Nadel beim Transport. Wenn 
man die Säule befestigt und die Nadel aufgehängt hat, legt man die Microscope (fig. # in 
horizontaler Projection) mit ihren Zapfen auf die Unterlagen FG ‘und mittelst der Drehung 
der ganzen Alhidade bringt man die Magnetnadel in eine solche Lage, dass der vertikale 
mittlere Strich, welcher auf dem Brettchen eines Endes derselben sich befindet, durch 
den Durchschnittspunkt der Kreuzfäden des Mikroscopes gehe oder um diesen Punct 
gleich entfernte geringe Oscillationen mache. Dann beobachtet man die zwei Verniere 
und macht dasselbe mit dem anderen Ende der Nadel. Weil nun die Zapfen der Mikro- 
scope nicht ganz genau horizontal liegen und ïihre Axen nicht zusammenfallen, so wie- 
derholt man obige Beobachtungen, indem man die Mikroscope umgekehrt mit ihren 
Zapfen auf die Unterlagen legt. Das Mittel aus diesen vier Ablesungen der Alhidade 
giebt die Lage der Linie, welche durch die mittleren Vertikal-Striche geht. Um die Lage 
der magnetischen Axe zu bestimmen, wiederholt man ebenfalls alle frühere Beobachtungen, 
indem man die Nadel 180° um ihre Längenaxe dreht. In den nachstehenden Tabellen 
bezeichnet a, db die verschicdenen Lagen des Fernrohres und der Microscope 4, B die 
der Magnetnadel. Nach Vollendung dieser Beobachtungen ist es nôthwendig, die Mikroscope 
wegzunehmen, die Säule mit der Nadel abzuschrauben und nochmals die Mire mit dem 
Fernrohre zu besehen, um versichert zu seyn, dass das Instrument seine Lage nicht verän- 
dert habe. Dasselbe Fernrohr diente mir auch um das Azimuth meiner Mire zu bestimmen: 
dazu beobachtete ich die Zeiten des Durchganges der beiden Sonnenränder durch den 
mittleren Faden des Fernrohrs bei verschiedener Lage seiner Zapfen unü las die Alhida- 
den-Vernicre ab. 
Zu den Resultaten meiner Beobachtungen, welche in der folgenden Tabelle zu über- 
sehen sind, setze ich noch die Werthe der Declination, Inclination und Intensität, nach 
der Gauss’schen Theorie berechnet, hinzu, um mit den beobachteten verglichen zu 
werden. 
