354 L. F. KAEMTZ, 
grosser Theil der Poststationen nach andern Dürfern verlegt war und die vielen Localwir- 
kungen, welche ich bald erkannte, eine einfache Interpolation mit manchen Unsicherheiten 
verbunden hätten. « 
I. Horizontale Intensität. 
Um diese Grôsse zu bestimmen, bediente ich mich des von Hansteen empfohlenen 
Apparates. Eine Nadel von englischem Gussstahle von 3” 7” Länge und etwas mebr 
als einer Linie Durchmesser wurde môglichst cylindrisch gedreht und an den beiden En- 
den zugespitzt. Sie wurde hierauf so stark als môglich gehärtet und nach dieser Ope- 
ration wurde zur Vermeidung einer stärkeren Erhitzung die Oxydschicht, welche sich ge- 
bildet hatte, nur schwach abgerieben und die Nadel galvanoplastisch vergoldet. Nach dem 
Magnetisiren wurde sie so oft in warmes Wasser getaucht, bis wiederholte Beobachtungen 
der Schwingungsdauer keinen Verlust mehr anzeigten; der auf dem Papier gezeichnete 
Kreis war nur von 2 zu 2 Graden eingetheilt. Die Nadel hing während der Oscillationen 
an einem einfachen Coconfaden, an welchem sie vermittelst eines kleinen Hakens aus feinem 
Drahte befestigt war; die Torsion war so unbedeutend, dass sie übersehen werden konnte. 
Das Chronometer war von Tiede in Berlin, es schlug Viertelsecunden, jedoch waren die 
Schläge, welche den halben und ganzen Sekunden entsprachen wie gewübnlich stärker, 
und diese wurden gezählt, wobei ich das von Hansteen beschriebene Verfahren anwendete. 
Was die Art der Messungen und ihre Berechnung betrifft, so bin ich in mebreren 
Punkten von Hansteen’s Methode abgewichen. Schon bei meinen ersten Messungen er- 
kannte ich, dass es vortheilhaft sei, den Durchgang der Nadel durch den Meridian nicht 
nach einer geraden Zahl von Schwingungen zu beobachten, sondern eine ungerade Zahl 
zu nehmen. Steht der Apparat rubig an derselben Stelle, und hat man die gehürige Zeit 
ihn so zu stellen, dass die Nadel genau auf dem Striche steht, welchen man für den 
Meridian annimmt und zählt die Angabe der Uhr, welche dem Durchgange der Nadel 
durch diesen Strich entspricht, so ist es im Allgemeinen gleichgültig, ob man eine gerade 
oder ungerade Zahl von Schwingungen nimmt. Ist aber ein Fehler in der Annahme dieses 
Striches begangen, so wird die Dauer einer Oscillation abwechselnd grôsser und kleinier 
als die mittleren, der Unterschied desto bedeutender, je mehr der Schwingungsbogen 
abnimmt; wenn man also eine gerade Zahl von Oscillationen zu Grunde legt, so wird die 
totale Zeit aller Schwingungen je nach den Umständen des Fehlers etwas zu gross oder 
zu klein gefunden. Zählt man dagegen einzelne Schwingungen, oder was dasselbe ist, geht 
man von einer ungeraden Zahl von Schwingungen aus, so wird das einzelne Intervall ein- 
mal zu gross das andere Mal zu klein gefunden, und zwar ist die Abweichung von der 
wabren Grüsse in beiden Fällen sehr nahe dieselbe, so dass das Mittel beider sich wenig 
von der Wabhrheit entfernt. Solche kleine Fehler, wo ein Theilstrich durch welchen 
man den Durchgang der Nadel beobachtet, nicht genau im magnetischen Meridiane liegt, 
sind auf Reisen sehr schwer zu vermeiden, wofern man nicht eine lange Zeit zur Auf- 
