— 255 SE 
zu einem Psychrometer nach Angabe des Dr. August, ist von — 30° bis .30°R. 
jeder Grad in 5 Theïle getheilt, wovon 0,5 eines Theiles und bei erforderlicher 
Uebung 0,25 desselben mit genügender Sicherheit geschätzt werden kann. Un- 
sere Beobachtungen hiermit gehen also für einige, dicht bei dem Nullpuncte 
liegende Temperaturen bis auf 0,2 Grad unmittelbar, und bis 0,05 eines Gra- 
des nach noch immer sehr sicherer Schätzung. 
Die Vermeidung der Parallaxe beim Ablesen der Theilstriche ist hauptsäch- 
lich ein Gegenstand der durch Uebung erlangten Fertigkeit. Inzwischen ver- 
fertisten liegt er aber 0,05 eines Grades R. darunter, und zeigt dieses Thermometer also gerade das Ge- 
gentheil von dem, was die Physiker bisher gefunden haben.  Dieser fast verschwindende, und nur bei 
einer so grossen Skale merkbare Fehler liegt ohne Zweifel an einer geringen Dehnung des Papiers, wor- 
auf die Theilstriche der Skala gezeichnet sind, verschwindet allmälig, und ist bei 1,5 Grade nicht 
mehr wahrnehmbar. Die Beobachtungen übrigens, worauf sich jene ausgesprochene Ueberzeugung grün- 
det, sind nicht etwa ein oder zweimal angestellt, sondern mehr als zehnmal wiederholt, auch haben 
wir die Thermometer nicht bloss 5 oder 40 Minuten in der Mischung von VVasser und Schnee erkal- 
ten, sondern wenn sie zugleich mit den Messrëhren, in deren grossen Kugeln sich gegen VVärme un- 
emplindliche Flüssigkeiten befanden, im jene Mischung getaucht wurden, so mussten sie oft 30 Minuten 
ja bis eine Stunde auf dem Schmelzpuncte erhalten werden, um von der Genauigkeit dieser Beobach- 
tung, welche im Allgemeinen den Anfangspunct einer ganzen nachfolgenden Reïhe ausmachte, mit vül: 
liger Gewissheit üiberzeugt zu seyn, und dann ergab sich mit grüsster Evidenz nicht bloss ihr bleibender 
Stand auf 0° C., sondern es kam auch die Ursache zum Vorschein, welche leicht eine Täuschung 
bervorbringen kann. 
Wenn aber durch die oben genannten Gelehrten die angegebene Behauptung nicht bloss aufgestellt, 
sondern auch durch die Versuche im Vacuo der Luftpumpe bestätigt ist, so muss nothwendig hier auch 
die ihr widerstreitende, nämlich dass eine solche Differenz nicht stattfinden. künne, näher begründet 
werden, welches indess ohne Schwierigkeit geschehen kann. Man hat bisher die genannte Unrichtigkeit 
hauptsächlich von zwei Ursachen aboeleitet, nämlich entweder von einem geringen Antheile im Queck- 
silber zurückgebliebener Luft nach Gourdon (Bibl. univ. XIX. 154) oder von einer Zusammendrückuns 
der Thermoterkugeln durch die atmosphärische Luft nach den oben angeführten Autoritäten. Die er- 
stere Hypothese scheint mir ganz unzulässig, denn sobald sich in Thermometern etwas zurückgebliebene 
Puft oder Feuchtigkeit ansammelt, wird ihr Gang überhaupt unsicher, und die Säule der Rôhre trennt 
sich in mehrere Theile, welche sich bei zunehmenden ‘Temperaturen weïter von einander entfernen, 
Während sie bei niederen und namentlich beim Gefrierpuncte richtig sind. Das hiesige Cabinet besitzt 
ein in Paris verfertistes, für 20 Gulden früher angeschafftes Thermometer, dessen Skale ‘bis 400° C. 
reicht.  Als ich dasselbe für die zu beschreibenden Versuche benutzen wollte und vorher seinen richti- 
gen Gang prüfte, fand ich den Nullpunct genau, aber schon. bei 20° und noch mehr bei 40° und 60° 
trennte sich die Säule in so viele Theile, dass ich es unbenutzt bei Seite legen musste: denn obgleich 
y: AE Li - : a LS sn k 
es allezeit svieder richtig auf den Gefrierpunct herabging und die einzelnen ‘Fheile- dér Säule sich durch 
