— 256  — 
suchten wir auch hierbei die Anwendung mechanischer Hülfsmittel, welche aber 
im Ganzen zu beschwerlich waren. Bei den Thermometern zuvôrderst war die 
Sache nicht schwierig, denn die Rôhren der beiden von Loos verfertigten sind 
flach, und es ist also durchaus nicht schwer sie ohne parallaktische Fehler ab- 
zulesen, das dritte von Greiner aber hat so grosse Theile und ist so vortreff- 
lich construrt, dass der Fehler der Parallaxe dabeïi für einen geübten Beobach- 
ter verschwinden muss. Für die Messrôhrchen versuchten wir aufangs einen 
solchen Cylinder von zusammengerolltem Papiere mit unterer ganz gerader Flä- 
Herumschwenken desselben wieder vereinigten, blieb es doch für die hôheren WVärmegrade unbrauch- 
bar. Rücksichtlich der zweiten Hypothese lässt sich wohl nicht in Abrede stellen, dass der Druck der 
atmosphärischen Luft das Glas der Thermometerkugeln vermôge seiner Elasticitit um eine Kleinigkeit 
zusammendrücke, allein da diese Grôsse eine constante ist, so muss sich nothwendig die ihr zugehôrige 
Correction in jeder Skale mit befinden. Die Künstler bestimmen nämlich die fésten Puncte ihrer Ther- 
imometer zuerst nur beiläufg, blasen sie dann oben zu, wobei etwas Quecksilber verloren wird, und 
lassen sie dann auf allen Fall einige Stunden, meistens mehrere Tage liegen, bis sie die festen Puncte 
bestimmen, weil sie selten ein einzelnes Thermometer allein verfertigen, sondern in der Régel selbst 
ganze Dutzende.  Inden aber der Druck der Atmosphäre unaufhôrlich wirkt, so muss er seinen Ein- 
fluss auf das elastische Glas der Thermometer in deinselben Augenblicke äussern, als das Ende des Rübr- 
chens zugeschmolzen ist und das erkaltende Quecksilber sich zurückzieht, die Glaskugel muss daher die- 
ser Wirkung proportional zusammengedrückt werden, und das Thermometer erhält, wenn man es so 
ausdrücken will, einen durch alle Grade fortlaufenden constanten Fehler, welcher aber bei der Bestnn-” 
mung der festen Puncte corrisirt wird. Nach den Angaben der Physiker, welche eine fehlerhafte Be- 
stimmung des Eispunctes wahrgenommen haben wollen, soll diese Abweichung sich nur dort und nicht 
auch beï hôheren Graden zeigen; allein dieses ist ganz unmôglich, vielmehr muss sie sich nothwendig 
auch beim Siedepuncie zeigen, indem ja durch die Umgebung des siedenden WVassers der Druck der At- 
mosphäre auf die Glaskugel des Therimometers nicht aufgehoben wird. Endlich wird man aber schwer- 
lich behaupten wollen, dass der Luftdruck das elastische Glas der Thermometerkugeln erst allmälig zu- 
sammendrücke, folelich der hieraus entspringende Fehler nicht schon in der bald nach dem Zuschmel- 
zen des Rührchens verfertigten Skale corrigirt sey.  Hiergegen streitet überhaupt schon das bekannte Ver- 
halten elastischer Kôrper, welche endlich zerbrechen, wenn sie einem äusseren Drucke mit zunehmen- 
der Aenderung ihrer Form nachgeben, und dann müsste ja die Abweichung von dem richtigen Null- 
puncte soviel grüsser seyn, je älter die Thermometer sind. Der Ungrund einer solchen Voraussetzung 
wird aber durch folgende interessante Erfahrung widerlest. Um die Veränderungen in den Temperatu- 
ren der Erdkruste zu messen, liess ich mir 1820 drei Thermometer von 2, 5, von 4 und 6 F, langer Queck- 
silbersäule durch den mehrgenannten Mechaniker Loos verfertigen.  Als der Künstler diese kostbaren 
Riesen-Instrumente ablieferte, bemerkte er, ich wiürde meine Freude über ihre genaue Uebereïnstim- 
imuns haben, wenn sie nur erst eine hinlänglich lange Zeit neben einander im Zimmer gelegen hätten, 
war aber nicht wenig betroffen, als sie eine mit der Länge zunehmende Differenz zeigten.  Inzwischen 
