LA 
- — 257 — 
che anzuwenden, welcher auf dem Rôührchen herabgeschoben wurde und mit 
seiner unteren horizontalen Fläche eine die obere Fläche der Flüssigkeit berüh- 
rende Ebene bildete, nach welcher die Theilstriche genau abgelesen werden konn- 
ten. Zur Schätzung der Zehntel eines Theills zwischen zwei Strichen auf der 
Rôhre wandten wir ein feines Brandersches Glasmikrometer und eine Loupe an; 
allein die Erfahrung ergab bald, dass durch so zusammengesetzte Vorrichtungen 
und die Bemühung, diese stets gehôrig einzurichten, die Beobachtungen bei 
dem schnellen Wechsel der Ausdehnungen nur unsicherer wurden, der hohle 
verschwand diese augenblicklich, nachdem wir die Instrumente lothrecht gestellt hatten, und sie zeigten 
alle drei genau die nämliche Temperatur. Diese Thermometer stehen jetst fast sieben Jahre in der Erde, 
der dicke Cylinder des längsten trägt eine Quecksilbersäule von 72 par, Zollen, hält also einen Druck 
von 1£ Atinosphären über den äusseren atmosphärischen während dieser langen Zeit aus, und dennoch 
finde ich den Gang desselben noch stets unverändert, so weit sich hierüber aus dem bei allen dreien 
gleichen Mittel aus ganzjährigen Beobachtungen schliessen lässt.  (Vergl. dasjenige, was ich über diese 
Thermometer im neuen Phys. WVürterbuche Th. IIL. S. 987 gesagt habe.) 
Aber, wird man fragen, wie war es môglich, dass so viele bewährte Physiker bei ihren Beobach- 
tunsen hierüber getäuscht werden konnten ? Hierauf erwidre ich in der Küirze Folgendes: Die Bestim- 
mung des Nullpunctes bei Thermometern ist keinesweges so leicht, als man gewôhnlich glaubt, und die 
Behauptung, dass Wasser, so lange sich schmelzendes- Eis oder Schnee in demselben befindet, stets ge- 
Dan den Nullpunct der Thermometer zeige, ist strenge genommen durchaus falsch. Indem nämlich stets 
NVärme von aussen durch das Gefäss dringt, welches die kalte Mischuny enthält, und der Oberfläche 
dieser Mischung zugeführt wird, auch wenn die Temperaiur des Ziminers nur wenige Grade über 0° C. 
beträgt, so wird das geschmolzene WVasser sehr bald um eine Kleinigkeit wärmer als 00 C., sinkt ver- 
müge seines grüsseren Gewichts herab, und ein hineingesenktes Thermometer zeigt in demselben unter 
dem Schnee 09,5 bis 19,5 über 0° G., ja selbst das in den Zwischenräumen des schmelzenden Schnees 
gesammeïlte WVasser kann bis U°,5 C. erwärmt seyn, wenn nur hauptsächlich die den Beobachter um- 
gebende vwärmere Atmosphäre eine Zeïtlang darauf einwirkt. Im Gegentheil ist es auffallend, dass durch 
das Mischen des Schnees mit WVasser im ersten Augenblicke, auch wenn das VVasser ganz rein ist, 
leïcht der Schmelzungsprocess des Schnees gesteigert wird, so dass ein hineingesenktes Thermometer in 
diesem Zeitraume, insbesondere wenn der Schnec locker ist, bis — 1° C. herabsinken kann. Als das 
beste Mittel zur genauen Bestimmung des Frostpunctes habe ich das Verfahren gefunden, wenn man die 
Menge des in das WVasser geworfenen und wvohl nmgerührten Schnees nicht zu klein nimmt, dann die 
Kugel des Thermometers durch die sich bildende Decke des schmelzenden Schnees herabsenkt, und sie 
10 bis 15 Minuten lang, je nach ihrer Grüsse, steis von unten wiederholt so heraufzieht, dass sie 
Mollig von schinelzendem Schnee umgeben ist. Bei der Anwendung dieses Verfahrens werden gute Ther- 
mometer constant den Nullpunct zeigen. Diese Methode haben wir stets zur Bestimmung des Gefrier- 
punctes bei den gebrauchten Messrührchen, eben wie zur Prüfung der Thermometer befolet. 
