—. 286 — 
gleich dazu, die Methode der Compensation zu prüfen. Im Ganzen stimmen . 
die hierbei gefundenen Werthe mit den früher erhaltenen sehr genau überein, 
und die grôssten Abweichungen zeigen sich nur bei den niedrigsten Temperatu- 
ren, welches daraus erklärlich wird, dass die verminderte Wassermasse kleinere 
Ausdehnungen und somit eine grüssere Fehlergrenze gicbt. Auf allen Fall muss 
man bei dieser Methode zu vermeiden suchen, dass sich an das Quecksilber 
keine Luft festsetze und zwischen dem Metalle und Wasser sitzen bleibe, eine 
Veranlassung zu Fehlern, welche übrigens bei unserer Art, das Rôhrchen zu 
füllen, nicht stattfinden konnte. 
Die numerischen Werthe zur Bestimmung von y sind oben angegeben. Es 
betrug nämlich das Totalgewicht des Quecksilbers im Rôhrchen À bei 0° C., 
und wenn es bis 8,2 Theilstriche stand 53915 Mgr, = »; die Ausdehnung des 
_— — d vorausgeseizt, und die Ausdehnung des Glases 
ist — 0,0000265/445 für das Glas dieses Rôhrchens gefunden. Weil aber wäh- 
Quecksilbers wurde = 
rend der Versuche die Rechnungen so scharf nicht geführt wurden als nachher, 
um die günstige Zeit des Experimentirens nicht zu verlieren, so hatte sich in der 
leizteren Grôsse ein unbedeutender Fehler eingeschlichen, indem 9=0,00002655 
genommen wurde. Hiernach ist also 
1 
7 = 53915 X 0,00002655 : == 
= 7944,5100375 
wofür 7945 Mgr. genommen und in das Rôhrchen gebracht wurden, che die 
Füllung desselben mit destillirtem Wasser ertolgte. 
Inzwischen war nunmehro nicht mehr die nämliche Quantität Wassers im 
Rôhrchen vorhanden, wie vorher, weil das Quecksilber einen aliquoten Theil der 
Kugel einnahm, mithin musste auch das Verhäliniss der Ausdehnung des Gan- 
zen zum Inhalte emes Theilstriches ein anderes werden, oder mit anderen Wor- 
ten, die Grüsse & musste einen anderen Werth erhalten. Es befanden sich 
