Ausserdem geht aber aus der mitgetheïlten Tabelle in Beziehung auf die 
Weingeistthermometer noch Folgendes hervor. Wenn das Volumen des Alko- 
hols bei 0° C. — 1 gesetzt wird, so ist es mit Weglassung der hôheren Stel- 
len bei 1° — 1,00099, welches von 1,001 um eine unmessbare Grôsse ab- 
weicht; bei 2° ist dasselbe — 1,00199, und es wächst also hier genau um 
0,001 und eben so bei 3°, indem es — 1,00299 ist. Setzi man also ohne 
Rücksicht auf die verschwindenden Differenzen der hôheren Decimalstellen 
0,00099 — 0,001 ; 000199 Z 0,002 und 0,0029ÿ — 0,003, so wächst das 
Volumen für 1° C. um o,001 der Eimheit, und dieses geht im Bezichung auf 
nicht mehr als drei Decimalstellen regelmässig fort bis 24°, wo das Volumen 
um 0,025 vermehrt ist Wird dieser Unterschied bei einem empinisch gra- 
duirten Thermometer auf alle durchlaufene Grade verthalt, so beträgt er für 
jeden einzelnen Grad £stel oder ohngefähr 0,05 eines Grades, eine auf gewühn- 
liche Weise nicht wahrnehmbare Grôsse. Hieraus ergiebt sich also, dass ein 
Weingeistthermometer bis mindestens 25° C. mit einem Quecksilberthermometer 
vôlig za harmoniren scheinen kann, :Wird also die Vermehrung des Volumens 
für 1° C — 0,001 angenommen, so wachsen die Werthe der hôheren Deci- 
malstellen bei folgenden Graden gleichfalls zu 0,001 an, nämlich 
1 — 24 — 34 — 42 — 48 — 54 — 58 — 63 — 66 — 70. 
Diese Zahlen bilden keine mit gleichmässigen Differenzen fortschreitende 
Reihe und kônnen dieses auch nicht, weil auf die hôheren Stellen keine Rück- 
sicht genommen ist; indess folgt daraus, dass bei 70° sich schon ein UÜniter- 
schied von mehr als g Graden (genauer — 9,3) zeigen müsste, wenn man bei 
einem Weingeistthermometer die unteren Grade genau bestimmt, und hiernach 
die ganze Skale getheilt hätte. Gewôhnliche Thermometermacher kônnen mit 
Sicherheit darauf rechnen, dass ihre empivisch verfertisten Weingeistthermometer 
nicht hôher hinauf, als bis zu etwa 50 Graden der hundertthgiligen Skale ge- 
prüft worden, und nicht einmal bis zu diesem Pankie, wenn sie zur Messung 
der Zimmerwärme, der äusseren Tempcratur, der Hitze des Badewassers u. s. w. 
