— 469 — 
Quecksilber, Luft, ist À 2e À 3 À 
100 100 e) 
150 148,70 1,9 1.65 
200 197,09 2,95 0,35 
550 245,05 4,95 de. 0,35 
300 292,70 7:30 RER 0,35. 
360 350,00 10,00 AU 
Man erblickt in dieser Zusammenstellung sogleich ein regelmässiges Gesetg 
des Ueberschusses, welchen die Grade des Quecksilberthermometers über die des 
Lufithermometers zeigen, und da die dritten Differenzen jener Unterschiede con- 
stant werden, so kann es nicht schwierig seyn, die letzteren selbst durch eine 
zweigliedrige Reihe auszudrücken. Allein es zeïigt sich dabeï eine Schwierigkeit 
ganz eigener Art. Die Reihe ist nämlich eine von 50° zu 50° C. fortschreiten- 
de, bis auf das letzte Glied, wo die Differenz 60° €. beträgt, Wären aber die 
hier gegebenen Grôssen absolut richtig, so würde daraus das, allen andern bis- 
her aufgefandenen Thaisachen wiedersireitende, Gesetz hervorgehen, dass die 
regelmässis wachsende Ausdehnung des Quecksilbers nahe vor dem Siedepuncte 
plôtzlich eine Verminderung erlitte, was mit jeder Theorie und aller Erfahrang 
im Widerspruche steht, indem vielmehr eine Vermehrang derselben zu erwarten 
ist. Weil es aber nach den versehiedenén darüber vorhandenen Bestimmungen 
noch fraglich ist, ob auch der Siedepunct des Quecksilbers nur bis 360° C. 
reicht, so vermuthe ich, dass sich in die Protocolle der Herren Dulong und 
Petit ein Schreibfehler, oder dass sich beim Abdruck ein Druckfehler eingeschli- 
chen hat, und dass statt der correspondirenden Grade 360 und 350 es vielmehr 
heissen muss: 350 und 340. Es ist klar, dass beides leichi môglich seyn 
konnte, denn sobald nur eine der be:&n Ziffern, entweder die 4 oder die 5, 
falsch geschrieben war, so lag es sehr nahe, die andern danach abzuändern. 
Gesétzt aber auch, diese sehr wahrscheinliche Vermuthung sey unstatthaft, so 
würde doch die Reiïhe innerhalb der Grenzen unserer Beobachtungen richtig 
