— 371 — 
herrschenden Voraussetzung, dass beide Thermometer bei 100° C. keine mess- 
bare Abweichung von einander zeigen, gleichfalls anzunehmen ist, so ist für 
130° G. des Quecksilberthermometers # — 30 und — y — 0,538, also erhält 
man 130 — 0,738 — 129°,262 des Lufithermometers. Hat man aber auf 
diese Weise die zu den Beobachtungen erforderlichen Grade im Voraus berech- 
net, so darf man mit himlänglicher Genauigkeit zu den 130 Graden des Queck- 
silberthermometers nur die noch fehlenden 0,738 Grade hinzuzählen, also die 
Temperatur bis 130°738 dieses Thermometers steigen lassen und dann die :be- 
obachtete Grôsse für 130° des Lufithermometers aufzeichnen.  Diejenigen Beob- 
achtungen also, welche hier bei der Salpetersäure, desgleichen bei den beiden 
folsenden Flüssigkeiten der Schwefelsäure und dem Mandelôle über 100° sich 
aufgezeichnet finden, sind solche reducirte Grade des Luftthermometers. 
Die Versuche mit Salpetersäure boten nichts Ausgezeichnetes dar, waren 
aber sowohl an sich, als auch insbesondere rücksichtlich der nachher erforder- 
lichen Berechnung etwas schwierig, weil sie in einem weiten Umfange der Tem- 
peratur angestellt wurden, und daher bei der starken Ausdehnung dieser Flüssig- 
keit nicht weniger als ein sechsmaliges Herausnehmen erforderten.  Indem nun 
das Rôhrchen 4 zu denselben gebraucht wurde, so sind die zur Berechnung 
erforderlicaen Grôssen folgende. Für das Rôhrchen À ist, den Nullpunct bei 
8,2 Theilstrichen angenommen, 
a = 5625,1696617336. 
Weil aber der Nullpunct für diese Säure bei 138,5 Thalstrichen bestimmt 
wurde, so ist 
a = 5755,4696617336 
- Z 0,000173747766693 
 Eben so ist 
a + m = 5643,3696617336 
ET — 0,000178122733978 
Mém. des sav. étrang. T. 1. 47 
