30 Jahres-Bericht 



An Stelle der Helligkeitsmessung der Objecte wird hier also direct die 

 Helligkeit des auf der Mattscheibe entworfenen Bildes gemessen und man 

 erkennt, dass dadurch eine Berücksichtigung der Beschaffenheit des Object ives, 

 der Blende und der Vergrösserung überflüssig wird. Die Expositionszeit 

 ist in That nur noch eine Function der gemessenen Helligkeit und des 

 Empfindlichkeitsgrades der benutzten Trockenplatte. Die beigegebene 

 Tabelle ist für eine wenig empfindliche Plattenart berechnet und muss 

 bei Benutzung empfindlicherer Platten durch Multiplication der einzelnen 

 Zahlen mit ein und demselben die Empfindlichkeit in Warnerke'schem 

 Maasse ausdrückenden Factor umgerechnet werden. 



Der eigentlich photometrische Theil in der Function des Instrumentes 

 ist, abgesehen von der Unbestimmtheit, welche die verschiedene Helligkeit 

 der einzelnen Stellen des auf der Mattscheibe entworfenen Bildes bewirkt, 

 lediglich auf das Kriterium der Sehschärfe basirt. Im Vergleich mit 

 andern photometrischen Methoden wird daher von dem Messungsresultate 

 keine allzu grosse Genauigkeit zu erwarten sein. Indessen ist doch an- 

 zuerkennen, dass die an sich starken individuellen Schwankungen unter- 

 worfene Methode der Sehschärfe hier durch einen hübschen Kunstgriff 

 wesentlich gebessert wird. Neben den 3 kleinen Oeffnungen, auf deren 

 Verschwinden zu achten ist, fixirt das Auge den grösseren Lichtkreis 

 und hierdurch scheint dem Auge eine in engere Grenzen als gewöhnlich 

 eingeschlossene Adaptation mitgetheilt zu werden. 



Es entstand nun weiter die Frage, wie ist die dem Instrumente bei- 

 gegebene Tabelle entstanden? Welches Gesetz besteht zwischen den 

 angegebenen Expositionszeiten und den entsprechenden Helligkeiten auf 

 der Mattscheibe. 



Hierzu war es offenbar nur nöthig, das Instrument gegen eine Fläche 

 zu richten, deren Helligkeit in messbarer Weise veränderlich gemacht 

 werden konnte, und die entsprechenden Einstellungen am Instrumente zu 

 machen. 



Diese Untersuchung ist von Herrn Dr. Michalkc, der ein sehr 

 empfindliches Auge für photometrische Beobachtungen hat, ausgeführt 

 worden. Das Decoudun'sche Photometer wurde in das Ende einer 30 cm 

 langen schwarzen Pappröhre gesteckt, so dass das beobachtende Auge 

 auf constanten, der deutlichen Sehweite entsprechenden Abstand von dem 

 Instrumente gebracht wurde. Hinter das Instrument wurde eine grosse, 

 gleichmässig erleuchtete transparente Milchglastafel gestellt, deren Hellig- 

 keit so lange abgeändert werden konnte, bis die drei kleinen Punkte 

 gerade verschwanden. Dieser Versuch wurde für jede der 16 Ein- 

 stellungen (A bis P) des Instrumentes mehrmals gemacht und jedesmal 

 wurde die Helligkeit der Milchglastafel mit dem Milchglasplatten-Photo- 

 meter gemessen. Diese absoluten, den einzelnen Einstellungen (A bis P) 

 entsprechenden Helligkeiten H sind in der zweiten Colonne der unten- 



