256 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



einfach die Technik erscheint, so sind doch zur einwandsfreien 

 Ausführung eine ganze Reihe von Cautelen zu beachten, die ich 

 hier, um nicht in bacteriologische Details einzugehen, nur ange- 

 deutet habe. Wenn sich indes die Serodiagnostik auch weiterhin 

 als ein so gutes diagnostisches Hilfsmittel bewährt, wie bisher, 

 so wird sich leicht die Untersuchung von Blutproben durch eine 

 geeignete Centralstelle ermöglichen lassen, ähnlich wie dies für 

 Diphtherie mit so gutem Erfolge geschieht. In Montreal (Canada) 

 werden schon seit über Jahresfrist seitens des Laboratory of tJie 

 Board of Health (Johns ton und McTaggart) diagnostische 

 Untersuchungen eingesandter Blutproben in sehr großem Um- 

 fange ausgeführt. 



Herr Felix Loewcnhardt: Ein neues Endoskop mit seit- 

 licher Beleuchtung. (Siehe Seite 113, 12. Sitzung vom 17. Juni 1898.) 



Bei operativen Maßnahmen in der Urethra ist die Lichtquelle 

 bei den gebräuchlichen Apparaten hinderlich. Bei den Apparaten 

 mit reflectirtem Licht befindet sich die Lampe am ocularen Ende 

 des Rohrs und man kann besten Falles irgend welche kleinen 

 Instrumente in einen kleinen, frei bleibenden Teil der Mündung 

 hineinzwängen, verlegt sich aber durch Schatten das Gesichts- 

 feld. Bei Oberländer's Apparat dagegen macht der glühende 

 Draht am visceralen Ende bei dem häufigen Eintritt von Flüssig- 

 keit (Blut, Harn etc.) Schwierigkeiten und ist z. B. bei Sondirung 

 einer Strictur mit dünnem Bougie die Hitze des Glühdrahtes 

 letzterem weichen Instrumente gefährlich. 



Man muss daher für besondere Fälle nach neuen Methoden 

 suchen, welche die Lichtquelle verlegen lassen. 



Es giebt eine Möglichkeit, auf indirectem Wege endoscopische 

 Beleuchtung herzustellen. Allgemein ist das Princip bekannt, 

 nach welchem vor Jahren brauchbare Mikroskopirlampen herge- 

 stellt wurden, indem der Lichtstrahl durch einen gebogenen Glas- 

 stab auf das Object geleitet wurde. Es gelingt also von einer 

 Lichtquelle aus beliebig in einem Bogen „um die Ecke" 

 eine Lichtwirkung herzustellen. Das Licht wird im Glase 

 selbst weiter geleitet. Um so besser, je reiner die Glasmasse 

 selbst ist. 



Verbindet man also einen solchen Glasstab mit der Wand 

 eines Glasendoscopes (Grünfeld hat s. Z. Glasendoscope ver- 

 fertigen lassen), wird es möglich sein, von einer außen angebrachten 



