JOS Jahres - Bericht 



bau der Gasella - Anemometer, bei der Wetterkunde, u. a. auch auf der 

 deutschen Seewarte zu Hamburg, das Robinson-Schalenkreuz um so mehr 

 in ihren Angaben übertreiben, je stärker der Windstrom ist. Diese Ueber- 

 treibung erreicht für eine Windgeschwindigkeit von 8 m in der Secunde 

 bei ersterem Instrumente 12 pCt., von 25 m in der Secunde bei letzterem 

 sogar mehr als 50 pCt. gegen die Wirklichkeit, weil die bis dahin all- 

 gemein befolgte Aichungsmethode auf unhaltbaren Voraussetzungen beruht, 

 Auch einige andere Ergebnisse sind von Bedeutung für gewisse Berech- 

 nungen der Widerstände der Luftbewegungen durch Verengungen in 

 Ganälen und durch Rohrleitungen, indem die bisher dafür gebräuchlichen, 

 auf hypothetischer Grundlage aufgebauten , mathematisch - physikalischen 

 Formeln zu falschen Resultaten führen. Ueberall zeigte sich übrigens eine 

 bemerkenswerthe Uebereinstimmung im Verhalten der gasförmigen mit dem 

 der tropfbaren Flüssigkeiten. In Bezug auf die Gesetze der Wasser- und 

 Luftbewegung in Rohrleitungen, welche für die Gas- und Wasserwerke der 

 Neuzeit eine noch stetig wachsende Bedeutung erlangen, behielt sich Redner 

 weitere Mittheilungen vor. 



Den zahlreichen Herren, unter deren sachkundiger Mitwirkung diese 

 wichtigen Ergebnisse erlangt sind, namentlich dem Gas- und Wasserwerks- 

 Director Schneider, dem Gaswerks - Inspector Trappe, den Oberlehrern Dr. 

 Em. Glatzel und Dr. Alw. Glatzel, dem Oberbergamts-Markscheider Binder 

 und dem Assistenten an der hiesigen Sternwarte, Felix Körber, ist Redner 

 für ihre freundliche Hilfeleistung zu besonderem Danke verpflichtet. 



Herr Professor Dr. L. Weber sprach 



über die Theorie des Bunsen'schen Photometers. 



Es ist eine sehr auffällige Thatsache, dass angesichts der grossen 

 Verbreitung und ausgedehnten praktischen Verwendung, welche das in- 

 geniöse Bunsen'sche Photometer gefunden hat, dennoch die Theorie des- 

 selben eine wenig entwickelte ist. Wenn man sich auf die in den bis- 

 herigen Entwicklungen der Theorie vorhandenen Formeln beschränkt, so 

 ist man 1. nicht einmal sicher, in gewissen Fällen grobe, sogar für die 

 Praxis unerträgliche Fehler, welche 10 pCt. des Messungsresultates 

 und darüber erreichen können, zu vermeiden, und 2. entbehrt man auch 

 jedes Anhaltes, um diejenigen physikalischen Verhältnisse zu übersehen, 

 von denen der Empfindlichkeitsgr ad des Instrumentes abhängt. 



Im Folgenden soll nach genannten beiden Richtungen hin eine 

 Ergänzung der bisherigen Theorie, soweit dieselbe sich auf die Ver- 

 gleichung homogener Lichtquellen bezieht, gegeben und im Anschluß an 

 den zweiten Punkt auf eine Beziehung psychophysischer Natur hin- 

 gewiesen werden. 



Die Beobachtungsmethode des Bunsen'schen Photometers lässt be- 

 kanntlich mehrfache Modificationen zu. Dieselben beziehen sich zu- 



