118 



Jahres - Bericht 



Werth des Goefficienten F bedingte Nachtheil jedenfalls verringert. Die 

 auf die Mitteleinstellung M bezügliche Gl. (20) hat einen Goefficienten /, 

 dessen theoretisch denkbarer Minimumwerth auf % heruntergeht, nnd der 

 thatsächlich auch, wie ich gefunden habe, etwas unter 1 herabgedrückt 

 werden kann. Wäre nun JQ, also die Unterschiedsschwelle für Hellig- 

 keitscontraste von gleicher Grösse mit Jq, so würde hierdurch die Mög- 

 lichkeit einer grösseren Empfindlichkeit des Bunsen' sehen Photometers 

 im Vergleich mit den übrigen, vorhin genannten Photometern schon mit 

 Rücksicht auf den Goefficienten / gegeben sein. Nach den von mir ge- 

 machten Beobachtungen wird jedoch im Allgemeinen JQ grösser als Jq, 

 so dass dadurch wieder der Vortheil des kleineren / vernichtet wird. 



Die psychophysischen Maassbestimmungen. 



Wie aus den Gleichungen (16) und (20) hervorgeht, lassen sich die 

 dem Beobachter eigenthümlichen Präcisionsmaasse für Abschätzung gleicher 

 Helligkeiten und für Abschätzung gleicher Helligkeitscontraste, nämlich : 



A A H ' A jn A f H 'l H \ 



J q = J^ unäJQ = J^ w I m -j 



berechnen, sobald eine experimentelle Bestimmung des procentischen Be- 

 obachtungsfehlers JE JE und eine directe experimentelle Bestimmung der 

 Empfindlichkeits-Coefficienten F und / gemacht werden kann. 



Der Beobachtungsfehler kann nach der Methode des mittleren Fehlers 

 durch zahlreiche Einstellungen des Bunsen 'sehen Photometers in den 

 drei Stellungen L B M ohne weiteres, wenngleich nicht ohne Berück- 

 sichtigung eines später zu besprechenden Uebelstandes vorgenommen 

 werden. 



Zur Bestimmung der Goefficienten F und / ist ein zweites Photometer 

 erforderlich. Ich habe dazu das von mir beschriebene Milchglasplatten- 

 Photometer benutzt. Mit Hilfe dieses Apparates ist es sehr leicht, die 

 Verhältnisszahlen der Grössen fi x... . .. zu bestimmen, und diese genügen, 



wie aus (17) und (21a) hervorgeht, zur Berechnung von F und/. Diese 

 Versuche sind natürlich so anzuordnen, dass genau diejenigen speciellen 

 Werth e von \i % . . . gemessen werden, welche auch für die Sehrichtung 

 des am Bunsen' sehen Photometer Beobachtenden und mithin für die 

 obigen Entwickelungen in Betracht kommen. Es wird diese Bedingung 

 dadurch erfüllt, dass in eben dieselbe Symmetrielinie, in welcher sich das 

 Auge des am B uns en'schen Photometer Beobachtenden befindet, der dreh- 

 bare Tubus des Milchglasplatten-Photometers gestellt und abwechselnd auf 

 Fleck oder Schirm gerichtet wird. Durch zeitweise Ausschliessung des 

 von rechts oder links auf den Schirm fallenden Lichtes findet man leicht 

 die Verhältnisse /i,/fx, % / t, fJkJfi^, r//^, v' j p, < / /f, , welche zur 

 Berechnung von / = F bereits ausreichen. 



