der Scliles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 119 



Die Beobachtungen mit dem Bunsen'schen Photometer er- 

 möglichen also eine sehr bequeme Bestimmung zweier psycho- 

 physischen Grössen, nämlich der Unterschiedsschwelle für 

 zwei Helligkeiten und der Unterschiedsschwelle für zwei 

 Helligkeitscontraste, sowie auch die Bestimmung des Ver- 

 hältnisses beider Grössen JQ/Jq. 



Die Resultate einiger Versuchsreihen. 



Im Anschlüsse an das Vorausgegangene erlaube ich mir, die Resultate 

 einiger Versuche anzuführen, welche ich gemeinschaftlich mit Herrn Dr. 

 Michalke kürzlich angestellt habe. Es handelte sich bei diesen Versuchen 

 darum, 1) über die Grösse desjenigen Fehlers Aufschluss zu erhalten, den 

 man begeht durch Nichtberücksichtigung ungleicher Beschaffenheit beider 

 Schirmseiten, 2) die Empfindlichkeits-Coefficienten einiger Schirmsorten zu 

 bestimmen und 3) die im letzten Abschnitt erwähnte psychophysische Maass- 

 bestimmung zu versuchen. 



Die Versuche wurden auf einer optischen Bank gemacht, welche ich 

 bereits früher hatte anfertigen lassen, und welche eine sehr genaue Ab- 

 messung der Entfernungen, allenfalls bis auf '/,„ mm zuliess. Die Länge 

 der Bank wurde auf 2 m reducirt, und in diesem Abstände wurden zwei 

 offene miteinander zu vergleichende Gasflammen aufgestellt, welche aus 

 demselben Gasrohre gespeist und ausserdem durch einen Suckow'schen 

 Druckregulator constant erhalten wurden. Durch Ablothung wurden die 

 Flammen genau über die Endpunkte der in einer Versenkung der Bank 

 liegenden Meterstäbe eingestellt. Die Flammen erhielten durch passende 

 Regulirung des Hahnes möglichst der Kreisfläche sich nähernde Form. 

 Auf einem durch Rollen leicht verschiebbar gemachten Gleitstück befand 

 sich das von Herrn Ad. Krüss bezogene Photometergehäuse. Aus dem- 

 selben liess sich der Schirm herausnehmen und durch andere ersetzen. 

 Die Beobachtungen mit jedem Schirm wurden in Reihen von je 10 Ein- 

 stellungen gemacht, wobei zwischen jeder Einstellung eine stärkere Ver- 

 schiebung des Gleitstückes vorgenommen wurde. Ich begann mit 10 Ein- 

 stellungen L, machte dann 10 Einstellungeu M und endlich 10 Einstellungen 

 R, während Herr Dr. Michalke die Ablesungen auf dem Maassstabe und 

 die Notirungen von der Rückseite der Bank aus machte. Sodann wurde 

 durch Umdrehung des Photometergehäuses um genau 180° die Schirmseite 

 vertauscht, und nun wurden drei entsprechende Serien von Einstellungen 

 durch. Dr. Michalke gemacht, während ich die Ablesungen und Noti- 

 rungen besorgte. Die Zeitdauer der Einstellung wurde möglichst gleich- 

 massig inne gehalten, und zwar so, dass circa 18 Minuten zu 30 Ein- 

 stellungen verwandt wurden. Nach Beendigung dieser Beobachtungen 

 wurden die Verhältnisse fi/p,', r'/t, n\t . . . bestimmt. Zu diesem Zwecke 

 war in den drehbaren Tubus des Milchglasplatten-Photometers, und zwar 



