12 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Dieser Weg wird nach dem objectiven Befunde beurteilt, unter 

 Zuhilfenahme in gewissen Fällen der Anamnese, Stellung und 

 Kopfhaltung bei der Arbeit, Flugrichtung des Splitters, ferner 

 des Ergebnisses der Sideroskopuntersuchung. 



Das Auge wird nun nach Möglichkeit in die Stellung gebracht, 

 daß der Weg des Splitters mit der Achse des Magneten eine 

 Linie bildet, dem Magneten genähert und dieser ganz allmählich 

 eingeschaltet. Es gelingt so in der Mehrzahl der Fälle, den 

 Splitter an die Wunde und dann durch einige Drehungen des 

 Auges zu Tage zu fördern. Man braucht eigentlich nie in die 

 Wunde einzudringen , oder gar mit dem Ansatzstück in das 

 Augeninnere. 



Sitzt der Splitter schon länger im Auge, von mehreren 

 Wochen bis zu Jahren, und sind die Eingangswunden vernarbt, 

 so wird namentlich wieder bei solchen im hinteren Bulbus- 

 abschnitt versucht, den Splitter nach Ha ab um die Linse herum, 

 wenn diese klar ist, oder sonst auch aus der getrübten Linse 

 heraus oder durch dieselbe nach Lage des Falles in die vordere 

 Kammer zu leiten. Wenn dies gelingt, wird er von da nach 

 Anlegung eines Hornhautschnitts event. mit dem Hirse hberg- 

 schen Magneten entfernt, was sich übrigens auch mitunter in 

 frischen Fällen als vorteilhaft erweist. 



Die Vorzüge des Riesenmagneten haben sich uns in manchem 

 Falle deutlich gezeigt. Zunächst ist es von großer Bedeutung, 

 daß man nicht mehr genötigt ist, so häufig, wie früher, mit dem 

 Ansatz des kleinen Magneten im Glaskörper umhertappen zu 

 müssen, ein Eingriff, den das Auge sehr wenig verträgt. Bei 

 der starken Fernwirkung des Riesenmagneten braucht man nur 

 selten, wie gesagt, ins Auge einzugehen, um Erfolg zu haben. 



Aeltere und auch kleine Splitter, denen man früher oft 

 machtlos gegenüber stand, können, ebenfalls wegen der Fern- 

 wirkung des Magneten, in die vordere Kammer und von da mit 

 einem Hornhautschnitt entfernt werden. Man braucht also in 

 einer Reihe von Fällen keinen Skleralschnitt mehr, ebenfalls ein 

 möglichst gern vermiedener Eingriff. 



In gewissen Fällen dient der große Magnet auch zur Dia- 

 gnose eines Eisensplitters, durch die sogenannte Schmerzreaction. 

 Es wird der Patient mit dem Auge an den Magneten gebracht 

 und dieser eingeschaltet. Wird Schmerz oder Zerren verspürt, 

 so ist die Diagnose sicher, sonst ist kein Eisen im Auge. An 

 der Augenklinik in Hagen (Dir. Sanitätsrat Dr. Mayweg) habe 

 ich während einer dreijährigen Thätigkeit keinen Fall beobachtet, 



