t. Abteilung. Hygienische Section. 1E> 



Das Auge blickt durch die Oeffnung im unteren Ende des 

 Tubus B und vergleicht mittels dieses Würfels die Helligkeit 

 eines vor Je stehenden, weißen, vom Tageslicht beleuchteten 

 Cartons mit der Helligkeit des von der Benzinflamme beleuch- 

 teten, bei f stehenden Milchglases. Dieser Würfel läßt in einer 

 Kreisfläche d (Fig. 2), wo die beiden rechtwinkligen Prismen eben 

 sind und sich berühren, das vom Carton vor k kommende Licht 

 ungeschwächt hindurch; in dem Ringe cc dagegen findet totale 

 Reflexion des von der Milchglasscheibe f ausgehenden Lichtes 

 statt. 



Das Auge sieht demnach die in Fig. 3 gezeichnete Er- 

 scheinung. Der innere Kreis ist von dem vom Tageslicht be- 

 leuchteten Carton, der äußere Ring von der Vergleichs-Licht- 

 quelle, dem Benzinlicht, beleuchtet. 



Die Helligkeit des äußeren Ringes wird nun meßbar geän- 

 dert, bis Kreis und Ring, die beiden Vergleichsfelder, gleich 

 hell erscheinen. Diese Aenderung wird bewirkt, indem das 

 Milchglas f im Tubus A verschoben wird. Die Entfernung r des 

 Milchglases von der Benzinflamme b wird an einer Scala, welche 

 außen am Tubus A angebracht ist, direct in Millimetern ab- 

 gelesen. Die Beleuchtungsstärke, welche b auf / hervorruft, 

 sowie die Helligkeit des Ringes im Gesichtsfelde sind dann pro- 

 portional i /r 2 . 



Im Ocular des Tubus B kann ein rotes und ein grünes 

 Glas vorgeschoben werden, da man da3 bläuliche Tageslicht 

 nicht mit dem gelben Benzinlicht vergleichen kann. Mit dem 

 roten oder grünen Glase aber ist die Vergleichung der Hellig- 

 keit jetzt mit Hilfe des Würfels viel leichter als bei den älteren 

 Apparaten. Bei diesen waren zwei nebeneinander stehende Felder 

 durch eine scharfe Linie getrennt; bei den neuen Apparaten aber, 

 die mit dem Lummer'schen Würfel armirt sind, ist die gleiche 

 Helligkeit der beiden Kreise für das Auge viel exaeter zu be- 

 stimmen. 



Freilich bedarf man noch oft eines oder zweier Rauchgläser 

 oder ein bis 4 Milchgläser, um bei g das Tageslicht so zu 

 schwächen, daß man es mit dem kleinen Benzinflämmchen ver- 

 gleichen kann. 



Alle zugehörigen Constanten sind nun von Leonhard Weber 

 in Kiel auf's Genaueste bestimmt und werden nebst Gebrauchs- 

 anweisung jedem Apparate beigelegt, welchen die optische Werk- 

 stätte von Schmidt & Hänsch in Berlin S., Stallschreib erstr. 4, 

 in vorzüglicher Ausführung liefert. — 



