28 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Nun kam ich nach Vergleichung vieler Hunderte von Raum- 

 winkelmessungen am selben Platze an trüben Tagen zu folgen- 

 dem Resultat: War /_w=0°, so schwankte die Helligkeit h 

 zwischen < 1 und 3 MK. 



War /_io = 20°, so war h meist 2 — 5 MK. 

 war L.u = 21—40°, so war h = 3—5 MK. 

 war /ja = 41—60°, so war h = 10—19 MK. 

 W ar /_<o = 60—100°, so war h = 10—38 MK. 



Wenn der Raumwinkel also = 0° ist, beträgt die Helligkeit an 

 trüben Tagen 1 — 3 MK., die mithin nur von den reflectirenden 

 Wänden des Zimmers herrühren. 



Ist der Raumwinkel kleiner als 50n°, so ist h an 

 trüben Tagen kleiner als 10 MK.; ist der /_« red. aber 

 größer als 50D°, so hat der Platz selbst an trüben Tagen 

 mehr als 10 MK. Zu einem ähnlichen Resultate kam Wachs 

 in Rostock. 



Nun habe ich ja oben entwickelt, warum ich 10 MK. als 

 Minimum der Beleuchtung eines Arbeitsplatzes hinstellte. Es 

 folgt hieraus, daß kein Schülerplatz geduldet werden darf, 

 der weniger als 50D° Raumwinkel zeigt. Auch Studt- 

 mann in Göttingen und viele andere Nachprüfende nahmen die 

 50 D° als Minimum an. 



Ich rate daher dem Schularzte, mit dem Raumwinkelmesser 

 in jedem Schulzimmer von der Wand aus so weit nach dem 

 Fenster hinzugehen, bis der Platz 50 D° zeigt. 



Freilich darf man dabei nie vergessen, daß der Sinus des 

 Elevationswinkels mit in Rechnung kommen muß. Um aber den 

 Collegen die Mühe dieser kleinen Rechnung zu ersparen, habe 

 ich auf den Fuß (6r) von Web er 's Instrument folgende Anweisung 

 und Tabelle befestigen lassen: 



„Der kleinste zulässige Raumwinkel (w) für einen Arbeitsplatz 

 soll 50D° betragen; werden weniger Quadrate vom Fenster be- 

 leuchtet, so ist der Platz zur Arbeit unbrauchbar. Die Elevation 

 («) muß aber als sin a mit in Rechnung gezogen werden." 



„Der auf die Ebene reducirte Raumwinkel soll also sein 



50 



(o sin a = 50. Folglich ist &> = — Ist z. B. der /_« = 30°, 



° sm «. ' 



so muß dem kleinsten zulässigen Raumwinkel ein direct gemessener 



• , , 50 50 



Raumwinkel von — — „ttö = yr- = 100 entsprechen." 



„Für einen brauchbaren Arbeitsplatz müssen also mit dem 

 Apparate gefunden werden bei 



