34 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Platz schlecht beleuchtet ist. Jeder Centinieter, um den das 

 Auge der Schrift genähert werden muß, ist schädlich, und dies 

 soll durch den Apparat allen Inspectoren von Arbeitsplätzen 

 stets vom Schularzt in's Gedächtnis gerufen werden. 



Der Schularzt geht nun mit dem Apparat langsam vom 

 Fenster fort, bis er mit 3, mit 2, mit 1 und endlich mit keinem 

 grauen Glase mehr die bestimmte Menge Zahlen auf 40 cm in 

 30 Secunden vorliest und markirt diese Plätze im Grundriß des 

 Zimmers als vorzüglich, gut, brauchbar und unbrauchbar. 



So beantwortet er Frage 52 — 56. 



Die grauen Gläser wurden nach monatelangen Proben und 

 Vergleichen mit photometrischen Messungen ausgewählt. 



Der Apparat ist nicht kostspielig (15 Mk.), leicht transportabel 

 und macht keine Berechnungen und Zeichnung nötig; natürlich 

 soll und kann er das ausgezeichnete Weber'sche Photometer, 

 welches seinen bleibenden hohen wissenschaftlichen Wert behält, 

 nicht verdrängen; aber als schneller practischer Behelf schien 

 er mir empfehlenswert. 



Derselben Ansicht ist auch P. Römer, der Assistent von 

 Prof. Gaffky im hygienischen Institut zu Gießen. 



Er hat dort im Institute und in Schulen 100 vergleichende 

 Messungen mit meinem Lichtprüfer und mit Web er 's Photometer 

 angestellt (Hygien. Rundschau, 1900, No. 10) und zeigte ganz 

 übereinstimmend mit mir, daß die mit dem Lichtprüfer als un- 

 brauchbar gefundenen Plätze 1,4 — 11,1 MK., die als brauchbar 

 gefundenen 12,7—58,3 MK., die gut befundenen 55,7—406 MK. 

 und die als vorzüglich beleuchtet gefundenen 100 — 1173 MK. 

 aufwiesen. 



Daher empfiehlt auch Römer das Instrumentchen den 

 Praktikern. 



Hat der gewissenhafte Schularzt in der geschilderten Weise 

 die 56 Fragen beantwortet, so sind die letzten vier Fragen: 

 „Ist das Zimmer ganz zu cassiren? Wie viel Plätze sind un- 

 brauchbar? An welchen Fenstern sind Luxfer-Prismen anzu- 

 bringen? Wo sind die Wände hell zu streichen?" leicht gelöst. 

 Vielleicht kann auch durch Verbreiterung der Fenster einmal 

 mehr Licht geschafft werden. Die Behörde wird sich bei solch 

 gründlicher Berichterstattung des Schularztes der schleunigen 

 Befolgung seiner Vorschläge nicht entziehen können. 



Die Arbeit ist keine kleine und schnell zu erledigende, 

 wenigstens jetzt nicht, so lange wir kein billiges Photometer 



