II. Abtheilung. Naturwissenschaftliche Section. 



Durch diese Einrichtung wird die persönliche Gleichung, welche in der 

 Litteratur der Astronomie und Psychologie bekanntlich eine so hervor- 

 ragende Rolle spielt und viel Schwierigkeiten bereitet, vollständig eliminirt 

 und ebenso die erst in neuerer Zeit beachtete persönliche Gleichung oder 

 verschiedene Auffassung von Sternen verschiedener Helligkeit seitens des- 

 selben Beobachters. Während nämlich bisher die Antritte des Sterns an 

 senkrechten Fäden entweder mit ,,Auge und Ohr" beobachtet wurden, oder 

 mit einem Taster elektrisch registrirt wurden, wird bei dieser Einrichtung 

 der Stern von dem Beobachter auf einem beweglichen senkrechten Faden 

 gehalten. Dieser ist auf einem Schlitten aufgespannt, der vom Beobachter 

 durch eine feine Schraube entsprechend der Bewegung des Sterns gleich- 

 massig weiterbewegt wird. 



Zum Zweck der Aufstellung steht senkrecht zum Piohr und durch 

 seine Mitte gehend, eine Achse, die auf zwei östlich und westlich aufzu- 

 stellende Pfeiler zu bringen ist; ein fahrbarer Umlegebock auf Schienen 

 gehört zu dem Instrument und mit ihm kann jederzeit die Achse aus den 

 Pfeilerlagern herausgehoben werden, und die Ost- und Westseite des In- 

 struments vertauscht werden. Dieses dient zur exacten Bestimmung und 

 Elimination selbst der denkbar minimalsten Fehler und Ungleichheiten des 

 Instruments, da es symmetrisch in Bezug auf die Meridianebene sein soll. 

 In gleicher Weise können Objectiv- und Ocularkopf in den Fernrohrenden 

 umgesteckt werden, so dass jede etwa durch die eigene Schwere ent- 

 stehende Biegung unschädlich gemacht wird. An der Fernrohrachse ist 

 ein Aufsuchkreis, von 10' zu 10' getheilt. Dieser, sowie das Gesichtsfeld 

 des Okular -Mikrometers, oder auch nach Umschaltung die Fäden auf 

 dunklem Grunde werden elektrisch beleuchtet. Ferner enthält das 

 Instrument Vorrichtungen zur Nadir-Beobachtung mit Quecksilber-Horizont 

 und zur Untersuchung der Horizontalität der Achse ein feines Niveau, 

 welches auch bei senkrechter Lage des Fernrohrs angehängt werden kann. 

 Ausserdem ist eine unveränderliche Belastung der beiden Mauerpfeiler beim 

 Ausheben der Achse aus den Lagern und den Gegengewichts -Rollen vor- 

 gesehen, weil sonst nach Aushebung des Fernrohrs die von der Last be- 

 freiten Pfeiler minimale Biegungen und Torsionen ausführen könnten und 

 in solchen Fällen auch nachweislich schon ausgeführt haben. 



Das zweite Instrument, der ,, Höhen kr eis", soll demnächst auf der 

 Breslauer Sternwarte eintreffen und befindet sich noch in der Fabrik von 

 Repsold zu Hamburg. Dies Fernrohr dient, da es die zweite Coordinate, 

 die Declination des Sterns, bestimmt, als nothwendige Ergänzung des 

 Durchgangsrohrs. Es ist aber doch hinsichtlich seiner Construction und 

 seiner Gebrauchsweise wesentlich verschieden von den üblichen Meridian- 

 Instrumenten. Es ruht nur auf einem Pfeiler und wird bei jeder 

 Beobachtung umgelegt oder eigentlich durchgeschlagen, so dass wie bei 

 Universal-Instrumenten die doppelte Zenith-Distanz gemessen wird. Dabe 1 



1* 



