Faa K. Maj:ts nådiga förordning af den 26 juni 1890 utfördes af författarne 
under januari 1894 på uppdrag af chefen för kontroll- och justerimgsbyrån den första 
jämförelsen mellan svenska riksprototypen och kontroll- och justeringsbyråns hufvud- 
likare, och finnes resultatet af detta arbete infördt i K. Vet. Akad:s Handlingar". 
Enligt samma förordning är äfven bestämdt, att förnyad komparation mellan riks- 
prototypen och hufvudlikarna skail ske hvart tionde år, och för att efterkomma 
denna förordning erhöllo författarne äfven denna gång af chefen för kontroll- och 
justeringsbyrån, kanslirådet Lindeberg, uppdraget att företaga denna komparation, 
hvilken efter nödiga förberedelser utfördes den 19, 20 och 21 dec. 1904. 
Enligt den kungl. förordningen får riksprototyperna icke användas annat än å 
"K. Vet. Akademiens fysiska kabinett". Då K. Vet. Akad. emellertid saknar såväl 
lämplig våg för komparationernas utförande som lämplig plats för en precisionsvågs 
uppställande, och då kontroll- och justeringsbyråns våg i byråns lokal erhållit en jäm- 
förelsevis god uppställning, så ingick byråns chef till K. Maj:t med anhållan om 
nådigt tillstånd till rikslikarens användande å byrån i och för denna komparation. 
Sedan detta beviljats, uttogs riksprototypen för kilogrammet under iakttagande af 
öfverfördes till kontroll- och justeringsbyrån samt insattes omedelbart på sin plats i 
precisionsvågen. . Efter verkställda vägningar återfördes likaren till K. Vet. Akad. 
den 21 dec. 
De hjälpmedel, som vid denna komparation kommit till användning, äro 1 huf- 
vudsak desamma som vid föregående komparation. 
Beträffande den af oss använda Rueprechtska vågen, dess uppställning och an- 
vändning hänvisa vi till ofvan anförda redogörelse öfver den första komparationen. 
Temperaturen i vågskåpet bestämdes medelst samma två termometrar från Fuess 
N:o 265 och N:o 268, som vi förut användt. Äfven fuktighetsbestämningarna utfördes 
med samma från Meteorologiska Centralanstalten lånade hårhygrometrar från Hottinger 
i Zurich. Dessa hygrometrars angifvelser kontrollerades medelst en Assmans aspira- 
1 Ä. G. Ekstrand och Knut Ångström, K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 27. N:o 5. 1895. 
