Die erdmagnetischen Untersuchungen. 
Die Instrumente. 
Wie ich schon in der Einleitung erwähnt habe, waren die erdmagnetischen 
Untersuchungen unserer Expedition urspringlich nur auf solche Deklinationsbestim- 
mungen gerichtet, die bei den graphischen Aufnahmen mit dem Messtisch zur Ermitte- 
lung des astronomischen Meridians aus der magnetiscehen Nordrichtung nötig waren. 
Indessen erhielt die Expedition för die erdmagnetisehen Messungen einen NEUMAYER - 
schen Deviationsmagnetometer, der nicht nur Bestimmungen der magnetischen 
Deklination, sondern auch die der Inklination und der Intensität ermöglicehte. Um 
die kurze und kostbare Arbeitszeit der Polarreise recht auszuniätzen, wurde das 
Instrument auch zu allen diesen Zwecken angewandt, sobald sich nur eine geeignete 
Gelegenheit dazu bot. 
Dieser vom Mechaniker CARL BAMBERG in Friedenau bei Berlin angefertigte 
Magnetometer hatte hauptsächlich folgende Beschaffenheit und Dimensionen.' 
Der Horizontalkreis war in ganze Grade geteilt. Der Alhidadenkreis hatte emen 
Durchmesser von etwa 10 cm und war mit nur einem Nonius versehen, der eigentlich 
nur 5' angab. Die Zwischenränme der Teilstriche waren jedoch so gross, dass wohl 
im allgemeinen die einzelnen Minuten geschätzt werden konnten. In feste Verbindung 
mit dem Alhidadenkreis konnten gebracht werden: 
ein Fernrohr zur Beobachtung terrestrisceher oder astronomischer Gegenstände 
(das Fernrohr hatte in der Vertikalebene eine ziemlich geringe Beweglichkeit); 
ein Peilspiegel zur Reflexion der Sonnenbilder in das Fernrohr; 
ein Deklinationskästchen, auf dem die Ablenkungsschiene angebracht werden 
konnte ; 
ein Inklinationsgehäuse, auf dem dieselbe ebenfalls befestigt werden konnte. 
Dem Instrument waren zwei mit den Nummern I und II versehene Deklinations- 
und zwei in gleicher Weise bezeichnete Inklinationsnadeln beigegeben. Von den 
Inklinationsnadeln wurde nur Nr. I benutzt. 
Die Deklinationsnadeln waren mit kleinen verschiebbaren Gewichten versehen, 
aber nicht umkehrbar. In der Mitte des Deklinationskästchens war die Stahlpinne 
festgeschraubt, auf der sich die Deklinationsnadel bewegte; der Pinne konzentrisch war 
|! Eine ausföhrlichere Beschreibung des Instruments nebst Abbbildung desselben findet sich im Hand- 
buch der nautischen Instrumente, herausgegeben vom Hydrographischen Amt des Reichs-Marine-Amts. 2. Aufl., 
Berlin 1890, $ 108, Seite 238. 
