KUNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 39. N:0O 6. 45 
eine Elfenbeinteilung befestigt, deren Nullpunkte mit kleinen messingenen, in der 
Mittellinie des Deklinatoriums angebrachten Spitzen versehen waren. 
Die Ablenkungsschiene, die senkrecht zur Nullebene des Deklinatoriums be- 
festigt werden konnte, bestand aus einem hölzernen Stab, an dessen beiden Enden 
je ein fär Temperaturschwankungen kompensiertes System von zwei Magneten 
befestigt war. Die Kompensation kam dadurch zustande, dass die beiden, jedes 
System zusammensetzenden Magnete verschiedene Temperaturkoöffizienten hatten. Die 
dem Instrument urspriänglich beigegebene Schiene verursachte hier in Stockholm eine 
Sinusablenkung von etwa 79” und wirde also auf Spitzbergen, wo die Horizontalinten- 
sität nur halb so gross ist, sehr unbestimmte Werte gegeben haben. Vor der Abreise 
wurde deshalb fir die Ablenkungsmagnete eine neue, etwa anderthalbmal so lange 
Schiene hergestellt. Um die Magnete gegen direkte Sonnenstrahlen zu schätzen, 
wurden sie mit kleinen Schirmen aus Pappe umgeben. 
Der Vertikalkreis des Inklinatoriums war in ganze Grade geteilt, durch 
Schätzung mit blossem Auge oder mit der Loupe konnten die Zehntel eines Grades 
abgelesen werden. Die Inklinationsnadel trug an der einen Seite das Zeichen A am 
eimen und das Zeichen B am anderen Ende. Bei den Beobachtungen ruhte die 
Nadel auf einem Achatlager, von welchem sie durch eime Arretiervorrichtung abgehoben 
werden konnte. Diese funktionierte jedoch nicht ganz gut, da die Ubertragung der 
Nadel aut die Achatlager etwas unregelmässig stattfand. Die Inklinationsnadel konnte 
mit den Buchstaben A B sowohl nach aussen als auch nach innen in das Inklinations- 
gehäuse gebracht werden. Dem Inklinatorium waren zwei Streichmagnete und ein 
Macnetisiertisehehen beigegeben. 
Die Expedition verfigte auch iber einen kleinen Prismakompass, ebenfalls aus 
dem Institut CARL BAMBERG in Friedenau. Dieser Kompass war mit Diopter, Peilspiegel, 
Farbengläsern und einer iiberzogenen Glimmerrose von 7 em Durchmesser versehen, 
die eine Teilung in halbe Grade trug. Mittels des Prismas konnte die Gradierung und 
ein terrestrischer oder astronomischer Gegenstand gleichzeitig betrachtet werden. Das 
Instrument konnte in der Hand gehalten oder auf einen Messtisch gestellt werden. 
Der Prismakompass ist natärlich hauptsächlich zum Hilfsimstrument bei »flächtigen 
Aufnahmen»> bestimmt. Ich benutzte es jedoch einmal zu einer Deklinationsbestim- 
mung auf einer HEisscholle, auf der solche Instrumente, die eine feste Aufstellung 
erfordern, nicht angewandt werden konnten, weil die Scholle sich bewegte. Bei dieser 
Gelegenheit leistete der kleime Kompass gute Dienste. 
Komparationen. 
Da die Inklinationsnadel umlegbar war und ummagnetisiert werden konnte, war 
es möglich, absolute Bestimmungen der magnetiscehen Inklination zu bewerkstelligen. 
Die Deklinationsnadeln waren dagegen nicht umlegbar, und durch die Ablenkungs- 
schiene erhielt man nur eine von der erdmagnetischen Intensität abhängige Deviation. 
Mit diesen Geräten konnte man also nur relative Werte gewinnen. Um absolute 
Werte zu erzielen, mussten deshalb die Konstanten durch Komparation mit absolute 
Werte gebenden Instrumenten bestimmt werden. 
