46 A. HAMBERG, ASTRONOM., PHOTOGRAMM. ETC. ARBEITEN DER POLAREXPEDITION 1898. 
Korrektion der Deklinationsnadel. Durch freundliches Entgegenkommen des Herrn 
Oberlehrers E. SOLANDER konnte am 7. Mai 1899 im magnetischen Observatorium der 
Universität Uppsala eine Komparation zwischen unserem Deklinatorimm und einem 
LAMONT' schen Variationsinstrument mit bekanntem Stande angestellt werden. 
Ich teile hier die Ablesungen mit dem NEUMAYER”'schen Instrument in extenso mit. 
Da die Verbindungslinie der Metalispitzen der Elfenbeinteilung nicht genau mit 
der Symmetrieebene des Instruments zusammenfiel, wurden die beiden Enden A und 
B der Nadel abwechselnd eingestellt. 
Nadel I 
Eingestelltes Ende A B 
2520 251” 50' 
Ablesungen | 550 2 30 5 
am Höorizontalkreis | 252 6 251 49 
Mittel sank NAN 
251 
Beim Einstellen des Fernrohrs der Alhidade aui ein festes Signal von bekanntem 
Azimuth erhielt ich die Ablesung 311” 23'. Das magnetische Azimuth dieses Signals 
wurde also mit der Nadel I gleich 59” 26,5' gefunden. Gleichzeitig fand aber SOLANDER 
mit dem LAMONT' schen Instrument das magnetische Azimuth des Signals 59” 15,3". 
Hieraus berechnet man fär die Ablesung mit der Nadel I die Korrektion 
3 = Ill 
Die entsprechenden Beobachtungen mit der anderen Horizontalnadel waren 
folgende: 
Nadel II 
Eingestelltes Ende A B 
2 251” 48' 
251 36 251 43 
251 37 251 44,5 
2531 40 251 46,5 
(251-037 251 46 
Mittel 201 39 251 45,6 
251? 42,3 
Die Ablesung fär das Signal SUNE 
Ablesungen 
am Horizontalkreis 
Magnetisches Azimuth des Signals nach SOLANDERS Bestimmung mit dem 
LAMONT'schen Theodoliten 59” 13,4. Hiervon berechnet man fir die Ablesungen mit 
der Nadel IT die Korrektion 
23 + 20,81 
Ng 
RR RR stR ent 
