D. G. LINDHAGEN, 



A. Förberedande undersökningar af komparations-apparaten och af thermonietrarne. 



Apparaten, medelst hvilken här ifrågavarande komparationer blifvit utförda, är af 

 Struve utförligt beskrifven i hans verk: Are du méridien etc., T. I, p. 43 — 44, och torde 



derföre kunna antagas vara väl bekant. 



De förberedande undersökningarne af densamma 



bestodo dels i utrönandet af oregelbundenheterna hos skrufven af den mikroskop-mikro- 

 meter, hvarmed apparaten är försedd, dels i bestämmandet af ett skrufhvarfs lineära värde. 



För den förra undersökningen, i afseende på mikrometer-skrufvens oregelbunden- 

 heter, användes en liten skala med 6 delstreck, hvilkas intervaller motsvara 1, l\, 1^, ljf 

 och 2 skrufhvarf. Herr Wagner, som utfört denna undersökning, har funnit, att alla 

 de utförda observations-serierna rätt väl representeras genom följande periodiska korrek- 

 tions-formel: 



c = — 0,873. cos x + 0,112. sin x + 0,031 . cos 2x — 0,029 . sin 2 x , 

 der x betecknar afläsningen på mikrometerns indelade skrufhufvud , hvilken afläsning för 

 att förvandlas till grader endast behöfver multipliceras med 6, alldenstund skrufhvarfvet 

 är indeladt i 60 delar, och der korrektionen c för en vilkorlig afläsning är uttryckt i 

 skrnfhufvudets delar. Undersökningen, som sträckte sig öfver 4 skrufhvarf, syntes icke 

 förråda någon större icke-periodisk oregelbundenhet, än som rätt väl kunde förklaras så- 

 som tillfälligt observationsfel. Ur denna formel har följande korrektions-tabell blifvit af 

 Herr Wagner beräknad: 



Korrektions-Tabell. 



X 







10 



20 



30 



40 



50 







-0,84 



-0,38 



+ 0,54 



+ 0,90 



+ 0,30 



-0,52 



1 



-0,83 



-0,29 



+ 0,62 



+ 0,88 



+ 0,21 



-0,58 



2 



-0,81 



-0,20 



+ 0,69 



+ 0,84 



+ 0,12 



-0,64 



3 



-0,78 



-0,11 



+ 0,75 



+ 0,80 



+ 0,03 



-0,69 



4 



-0,77 



-0,02 



+ 0,81 



+ 0,75 



-0,05 



-0,73 



5 



-0,71 



+ 0,08 



+ 0,85 



+ 0,69 



-0,14 



-0,77 



6 



-0,66 



+ 0,18 



+ 0,88 



+ 0,62 



-0,23 



-0,80 



7 



-0,60 



+ 0,27 



+ 0,90 



+ 0,55 



-0,31 



-0,82 



8 



-0,53 



+ 0,37 



+ 0,91 



+ 0,47 



-0,38 



-0,83 



9 



-0,46 



+ 0,46 



+ 0,91 



+ 0,39 



-0,45 



-0,84 



För utrönandet af ett skrufhvarfs lineära värde begagnades den med komparations- 

 apparaten förbundna skalan, öfver hvilken mikroskopet är riktadt. Denna skala innehåller 

 21 delstreek, hvilka i den ordning, hvaruti de följa på h varandra, måga betecknas med 

 O, I, II ... . XX. Intervallet mellan två på hvarandra följande delstreck utgör ett fjerde- 

 dels hvarf af Pulkowas längd-delnings-maschin ; ett hvarf af denna delnings-maschin är 

 = 0,33357 Pariserlinie, hvaraf således fås ett skala-intervall = 0,083392 Par.linie. Fimel- 

 lan de olika skala-intervallerna förefinnas, såsom af nedan förekommande mikrometer- 



