OM VETENSKAPS-AKADEMIENS KOPIA AF STRUVES DUBBEL-T OISE. 



mätningar synes, tydliga olikheter, hvilka härröra från periodiska fel hos sjelfva delnings- 

 maschinen, som blifvit använd vid skalans gradering. Den periodiska naturen af dessa 

 fel hos delnings-inaschinen har till följd, att, då 4 skala-intervaller motsvara jemnt ett 

 livarf af maschinens skruf, olikheterna icke längre blifva märkbara, när man endast tager 

 intervallerna mellan hvart femte streck i betraktande. Jag har trott mig böra förut- 

 skicka denna anmärkning för att förklara afvikelserna mellan mikrometer-mätningarne af 

 de olika skala-intervallerna. 



1. Undersökning utförd af Lindhagen den 26 Sept. 1861. 



Mikromet. delar på 

 2 skala-intervaller. 



Mikromet. delar pä 

 4 skala-intervaller. 



Streck O— II 124,0 



II— IV 121,9 



IV— VI 124,2 



VI— VIII 121,4 



Vin— X 124,2 1 



X— XII 122,45 i 



XII— XIV 123,1 



XIV— XVI 122,4 t 



XVI— XVIII 123,55 



XVIII— XX 121,9 



245,9 

 245,6 



65 

 245,5 

 245,45 



Medium 245,82. 



Resultat: 245,82 mikr.delar = 4 skala-intervaller 



= 0,33357 Pariserlinie, 



således 1 mikr.del = 0,0013570 Pariserlinie. 



2. Undersökning utförd af Wagner i November 1861. 



Mikromet. delar på 

 4 skala-intervaller. 



Streck O— IV 244,13 



IV— VIII 244,02 



VIII— XII 244,07 



XII— XVI 243,84 



XVI— XX 243,56 



Medium 243,92. 



Resultat: 243,92 mikr.delar = 4 skala-intervaller 



= 0,33357 Pariserlinie, 



således 1 mikr.del = 0,0013675 Pariserlinie. 



