OM VETENSKAPS-AKADEMIENS KOPIA AF STRUVES DUBBEL-T O IS E. 7 



Hos thermometern N:o 224 äro felen så små, att de falla inom gränsen för de till- 

 fälliga afläsningsfelen; hos thermometern N:o 225 är röret ögonskenligen något koniskt. 

 Felen för medium af afläsningarne på båda thermometrarne äro alltför ringa för att hafva 

 något inflytande på de komparationer, som här äro i fråga, men skola likväl för princi- 

 pens skull behörigen afses. 



Korrektionerna för thermometrarne till den Struveska étalonen äro mig icke be- 

 kanta; men det är för närvarande komparationer icke heller erforderligt att taga afläs- 

 ningarne på dessa thermometrar med i räkning. 



B. Komparationer mellan étalonerna. 



För korthetens skull betecknas i det följande den Struveska étalonen med N och 

 den Stockholmska kopian med S. 



En fullständig komparation mellan de båda stängerna innefattar följande operationer: 

 l:o) inlägges den ena stången, t. ex. iV, på komparations-apparaten och injusteras, hvar- 

 efter mikrometern afläses en eller två gånger; derefter sker ny injustering af samma 

 stång och ny mikrometer-a flasning; sist afläsas stångens båda thermometrar, h varpå 

 stången aflyftes från apparaten; 

 2:o) inlägges den andra stången, S; injusteringar och afläsningar såsom för den förra stån- 

 gen; S aflyftes; 

 3:o) inlägges återigen stången N~, med h vilken samma förfarande förnyas. 



Härmed är en fullständig komparation utförd. I en följande komparation begynnes 

 med stången S, som nu blifver två gånger inlagd på apparaten, medan JV blott en gång 

 inlägges. Afsigten med denna anordning är, såsom lätt inses, att göra hvarje under koin- 

 parationens förlopp proportionelt med tiden för sig gående förändring, vare sig af kom- 

 parations-apparaten eller af stängerna sjelfva, oskadlig för slutresultatet i afseende på de 

 båda stängernas längdskilnad. En källa till dylika förändringar är temperaturen, som för 

 öfrigt är den svåraste fienden, med hvilken man vid längdmåtts-komparationer har att 

 kämpa. Dessa komparationer måste nemligen grundas på endera af de två förutsättnin- 

 garne, antingen att temperaturen är densamma hos de två stänger, som kompareras, eller 

 ock att stängernas temperaturer riktigt angifvas af thermometrarne; men alltid äro icke 

 dessa vilkor med önskvärd approximation uppfyllda, äfven om man iakttagit alla upptänk- 

 liga försigtighetsmått för att skydda stängerna mot plötsliga temperaturförändringar och 

 synnerligast mot sådana, som på ett olikformigt sätt afficiera dem. Utmärker sig den 

 lokal, der komparationerna utföras, genom en mycket jemnfördelad och under loppet af 

 dygnet någorlunda konstant temperatur, så är den förstnämnda förutsättningen otvifvel- 

 aktigt den, som med största fördel kan tillämpas; i vidrigt fall är genom ingendera förut- 

 sättningen en önskvärd harmoni mellan komparationerna att ernå. Våra komparationer 

 hafva blifvit utförda i den stora pelarsalen på Pulkowa Observatorium, hvilken sal redan 

 tillförene blifvit mångfaldiga gånger begagnad för dylikt ändamål och dertill visat sig gan- 

 ska tjenlig. Jag skall derföre vid beräkningen af våra komparationer antaga, att de båda 

 stängerna vid hvarje särskild komparation haft samma temperatur; thermometer-afläsnin- 

 garne skola endast tjena till att angifva den temperatur, vid hvilken komparationen 

 blifvit utförd. 



