178 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Zur Zeit scheint unter der wieder eingeleiteten Behandlung 

 mit Jodkali (täglich 2,0) und Einreibungen (täglich 3,0 Ung. einer.) 

 eine gewisse Besserung einzutreten, was sich besonders auch 

 darin zeigt, daß jetzt nur nach mehrtägigen Pausen Temperatur- 

 steigerungen über 38° auftreten, die früher regelmäßig 38 — 39° 

 und auch darüber erreichten. Malleininjectionen sind bisher nicht 

 versucht worden, aber in Aussicht genommen. 



Interessant ist, daß in diesem, wie in einem früher von 

 Schaff er 1 ) veröffentlichten Falle keine Anhaltspunkte für eine 

 Abnahme der Virulenz sich ergeben haben, wenigstens soweit 

 es sich um die Empfänglichkeit von Meerschweinchen dafür 

 handelt. 



Dr. Tollen s : Zur Verwertbarkeit des Gaertner'schen Hämo- 

 photographen im Vergleich zum Fleischl-Miescaer'schen Hämo- 

 globinometer. 



Kurze Demonstration des Apparates, der in der Hauptsache 

 aus einer Kammer zur Aufnahme der Blutlösung und dem photo- 

 graphischen Bilde eines Keiles besteht. Neben letzterem läuft 

 eine Scala zum Ablesen der gefundenen Werte her. Zur Be- 

 stimmung setzt man ein unter Kammer und Keil gelegtes Blatt 

 photographischen Papieres dem directen Tageslicht aus. Das 

 gewonnene Bild der Kammer und des Keiles vergleicht man in 

 der Weise, daß man gleiche Partien beider aufsucht und mit 

 Hilfe der Scala und einer beigegebenen Tabelle den entsprechen- 

 den Hämoglobin wert abliest. Hierbei, und das ist der wesent- 

 liche Punkt beim Gaertner'schen Apparate, hat man nur mit 

 Helligkeitsunterschieden ein und desselben Farben- 

 tones zu rechnen, nicht mit Farben- und Helligkeits- 

 unterschieden, wie beim Fleischl-Miescher. 



Das schließliche Ergebnis ist folgendes: 



Die Genauigkeit, mit welcher der Hämophotograph arbeitet, 

 erreicht die des Fleischl-Miescher in einem für den practi- 

 schen Gebrauch völlig genügenden Maße. Dagegen gehört 

 zweifellos eine nicht geringe Uebung dazu, bis man zu dieser 

 erforderlichen Genauigkeit gelangt, und eine gewisse Unsicherheit 

 der Bestimmung wird man sicher kaum verlieren. Die Dauer 

 der einzelnen Bestimmung ist nicht länger als beim Hämoglobino- 

 meter. Die Handhabung des Gaertner'schen Apparates ist nicht 



*) A. Neissei 1 : Stereoskopischer medicinischer Atlas, Lief. 23. Er- 

 krankungen der Mundschleimhaut. Mitgeteilt von Dr. J. Schaff er. 

 Leipzig 1898. 



