der Schles. Gesellschaft f. vaterl. Cultur. 223 



Weiter Herr Professor Gseheidlen 



über Rolletts compendiösen Batterieumsclialter. 



Vortragender hob die Vorzüge dieses Apparats hervor, welcher ge- 

 stattet, die einzelnen Elemente einer galvanischen Batterie auf die ver- 

 schiedenartigste Weise mit einander zu verkoppeln, ohne dass dabei die 

 Verbindungen der Poldrähte geändert zu werden brauchen. 



Weiter demonstrirte derselbe 



eine einfache Construction des von Bunsen modificirten Kemp'schen 



Regulators. 



Diesen Regulator kann man sich aus den Mitteln, die in einem 

 Laboratorium stets vorräthig sind, jeder Zeit selbst dadurch herstellen, 

 dass man eine unten zugeschmolzene Glasröhre von etwa 50 mm Länge 

 und 15 mm Breite zur Hälfte mit Quecksilber füllt und dieselbe alsdann 

 durch einen mit einem Loche versehenen Kautschukpfropfen, in dessen 

 Durchbohrung eine mit einem seitlichen Ansatz versehene Glasröhre 

 steckt, verschliesst. In letzterer Röhre befestigt man mittelst fest ge- 

 wickelten Papiers ein kurzes dünnes Röhrchen, das mit einem kleinen 

 Loch versehen ist. Die Einstellung des Regulators auf eine bestimmte 

 Temperatur geschieht durch Verschieben der mit seitlichem Ansatz ver- 

 sehenen Glasröhre in dem tubilirten Kautschukpfropfen. In einem Brütofen 

 hält sich die Temperatur mit diesem Regulator innerhalb 2 bis 3° C. 

 lange Zeit constant. 



Schliesslich wies Vortragender 



eine Modification des Crosley'sehen Gasdruckregulators 



vor. Man stellt sich diesen Apparat dadurch her, dass man auf ein unge- 

 fähr 1 dm langes und 60 mm breites Präparatenglas, das mit einem 

 ebenen Rande und seitlicher Oeffnung versehen ist, eine dünne Kautschuk- 

 lamelle mittelst eines Kautschukringes so befestigt, dass in der Mitte des- 

 selben sich eine kleine Vertiefung befindet. In die Kautschuklamelle 

 macht man seitlich ein kleines Loch , umklebt dasselbe mit einem Kork- 

 ringe und bringt darin ein kurzes Glasrohr an ; weiter kittet man auf die 

 Mitte der Lamelle einen hölzernen Kegelstift. Auf das Präparatenglas 

 wird ein ähnliches Gefäss gesetzt, dessen Boden abgesprengt ist; beide 

 Gefässe werden mittelst eines Kautschukringes verbunden. Das obere 

 Glas wird weiter durch einen Kautschukring verschlossen , in dessen Mitte 

 sich die gebogene Glasröhre befindet, in welches der Kegelstift hineinragt. 

 Der Apparat wird zwischen die Gasleitung und den Wärmeregulator ein- 

 geschaltet; das Gas tritt durch die seitliche Oeffnung des unteren Prä- 

 paratenglases in den Apparat, geht in demselben weiter durch das Glas- 

 röhrchen in der Kautschuklamelle in das obere Präparatenglas und von 



