50 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



M. hat, um dies zu erreichen und zugleich den Quetschhahn über- 

 flüssig zu machen, ein Ventil in den Schlauch eingeschaltet, welcher 

 Troicart und Auffangegefäss verbindet. Das Ventil besteht aus einem 

 Säckchen von rothem Gummischlauch von ca. 3 1 / 2 mm lichter Weite, 

 dessen geschlossenes Ende schlitzförmig gespalten ist. Mit seinem offenen 

 Ende ist es auf ein kurzes Glasrohr gestülpt und mit diesem in ein 

 zweites ampullen förmig erweitertes Glasrohr eingefügt, so dass das ge- 

 schlitzte Ende, ohne die Wand zu berühren, in der Ampulle liegt. Der 

 ganze Apparat besteht aus einer Flasche mit doppelt durchbohrtem 

 Gummipfropfen. Durch letzteren gehen zwei winklich gebogene Glas- 

 röhren, von denen die eine dicht unterhalb des Gummipfropfens mündet. 

 Ihr oberes Ende ist mit einem Schlauch armirt („Luftrohr"). Das andere 

 Winkelrohr reicht innerhalb der Flasche vermittelst eines Schlauch- 

 stückes bis auf den Boden der Flasche. Ihr oberes Ende ist ebenfalls 

 mit einem Schlauch armirt („Flüssigkeitsrohr"), der nahe seinem oberen 

 Ende unterbrochen ist durch das in ihn eingeschaltete, oben beschriebene 

 Ventil. Dieses ,,Flüssigkeitsrohr u trägt den Troicart. Soll der Apparat 

 gebraucht werden, so wird zunächst Troicart. Flüssigkeitsrohr und Flasche 

 durch Ansaugen mit etwas antiseptischer Flüssigkeit gefüllt (dieselbe 

 kann des Ventils wegen nicht wieder aus dem Schlauch zurücktreten), 

 sodann der Troicart eingestossen, das Stilet zurückgezogen und der Hahn 

 des Troicarts geschlossen. Steht das Exsudat unter positivem Druck, so 

 fliesst es sofort in continuirlichem Strome durch das Ventil in die Flasche. 

 Herrscht negativer Druck, so muss das Exsudat durch Ansaugen an dem 

 Luftrohr entleert werden. Ist das Auffangegefäss gefüllt, so wird der 

 Pfropfen ohne weitere Vorsicht gelüftet, und die Flasche geleert. Soll 

 die Operation beendet werden so wird ebenfalls ohne jede weitere 

 Vorsichtsmaassregel der Troicart herausgezogen. In jedem Augenblick 

 verhindert das Ventil das Rückströmen von Flüssigkeit. 



Es ist somit die Handhabung des Apparates die denkbar einfachste 

 und sicherste. Der Apparat arbeitet sicherer als der F.'sche, leistet 

 alles, was jeder bekannte Apparat leistet, ja noch mehr als alle bis- 

 herigen, wie Redner an einem von ihm beobachteten Fall auseinandersetzt. 

 Sodann demonstrirt M„ dass das Ventil sich schon durch den Druck 

 von 3 — 4 Tropfen Flüssigkeit öffnet, und dass es ferner trotz sehr starken 

 negativen Druckes keinen Tropfen Flüssigkeit oder Luft zurücktreten 

 lässt. Als Troicart benutzt M. den von dem Potain'schen Apparat her 

 bekannten, dem er aus vielen Gründen den Vorzug giebt vor einem 

 derart einfachen Troicart, wie ihn Fürbringer anwendet. Mit Rücksicht 

 auf die Praxis ist der Gummipfropfen so gewählt, dass er auf jede Bier- 

 flasche passt, so dass man nicht genöthigt ist, eine Flasche zur Operation 

 mitzunehmen. Man kann den ganzen Apparat bequem in der Tasche 

 mit sich führen, da er verpackt kaum mehr Platz einnimmt, als z. B. eine 



