26 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



hausen weiter aus, trieben ihn mit einem Uhrwerk und konnten mit 

 Erfolg als Prüfungsmittel ein Spiegelgalvanometer verwenden. Hughes 

 ersetzte das Galvanometer durch das Telephon, eine Neuerung, welche 

 den Disjunctor entbehrlich machte. Bei den beiden zuletzt angeführten 

 Untersuchungen wurde von dem Electrodynamometer in der von 

 0. Fröhlich angegeben Form 1 ) Gebrauch gemacht. Die geringe Em- 

 pfindlichkeit für schwache Ströme erforderte dann noch ein kräftiges 

 Hilfsinductorium. Die Versuchsanordnung für dasselbe wurde gebildet von 

 drei Stromkreisen. In dem ersten befanden sich ausser Kette und Strom- 

 unterbrecher die primären Rollen der Inductionswage und diejenige des 

 Hilfsinductoriums, in dem zweiten die secundäre Rolle des Hilfsinductoriums 

 und die beiden festen Rollen des Electrodynamometers, in dem dritten 

 die secundären Rollen der Inductionswage und die bewegliche Rolle 

 des Electrodynamometers. 



Wollte man ausser dem Nachweis der Störungen des Stromgleich- 

 gewichts aber auch Messungen ausführen, so waren die experimentellen 

 Schwierigkeiten stets recht gross. Um sie zu überwinden, hat man ver- 

 schiedene Wege eingeschlagen. Alle haben als Ziel die Erfüllung der 

 Aufgabe, die Störungen in irgend einem Maasse auszudrücken. 



In dieser Beziehung haben Toepler und Ettings hausen ihren 

 Beobachtungen unmittelbar die Ausschläge zu Grunde gelegt, welche das 

 Galvanometer anzeigte. 



Hughes hat zwei Methoden angegeben, deren erste und haupt- 

 sächlichste auf der Anwendung des Sonometers beruht. Dasselbe ist 

 ein Differentialinductor, bei welchem die zwei secundären Rollen der 

 Inductorien zu einer einzigen vereinigt sind. Eine Vorrichtung zum 

 Messen soll das Sonometer werden dadurch, dass seine Inductionsrolle 

 auf einem graduirten Stabe verschiebbar ist, an dessen Enden die in- 

 ducirenden Rollen befestigt sind. Die Versuchsanordnung ist folgende: 

 Die secundären Rollen der Inductionswage, diejenige des Sonometers 

 und das Telephon werden zusammen in einen Stromkreis eingeschaltet. 

 Ausserdem wird die Einrichtung getroffen, dass vermittels eines Schlüssels 

 der inducirende Strom abwechselnd durch die primären Rollen der In- 

 ductionswage oder des Sonometers geschickt werden kann. Als Unter- 

 brechungsvorrichtung für den inducirenden Strom dient ein Mikrophon 

 mit einer darauf gesetzten Uhr. 



Um den Störungswerth etwa einer Metallplatte zu bestimmen, stellt 

 man zunächst im Sonometer Stromgleichgewicht her, so dass das Telephon 



J ) Elektrotechn. Zeitschrift Bd. 2 S. 14. 1881. (Siehe auch Pogg. Ann. Bd. 143 

 1871. S. 643.) 



