IL Naturwissenschaftliche Abtheilung. 27 



schweigt. Nachdem dieses auch mit der Inductionswage geschehen, 

 wird die Platte in eins ihrer Inductorien eingeführt- in Folge dessen 

 zeigt das Telephon das Ticken der Uhr an. Danach geht man zur An- 

 wendung des Sonometers über und verschiebt dessen Inductionsrolle auf 

 dem Stabe so lange, bis das Ticken der Uhr im Telephon ebenso ge- 

 hört wird, wie von der Inductionswage her. Die Anzahl der Theile 

 auf der Sonometerscala, um welche die Rolle verschoben werden musste, 

 gilt dann als der gesuchte Werth. 



In der zweiten Methode erkennt man ein der Wägung analoges 

 Verfahren wieder, welches auch Dove anwandte: nämlich die Störung, 

 die ein Gegenstand in dem einen Inductorium veranlasst, zu compensiren 

 durch metallische Massen, welche eingeführt werden in das andere In- 

 ductorium, und aus der zur Compensation erforderlichen Quantität Schlüsse 

 zu ziehen. Dove nahm zum Compensiren zuerst Eisendrähte, später 

 auch solche aus anderen Metallen. Hughes bediente sich eines graduirten 

 Zinkstreifens. Bei den mit dem Electrodynamometer ausgeführten Unter- 

 suchungen wandte Verfasser das Compensationsverfahren ebenfalls an. Als 

 compensirendes Material dienten hier kreisförmig ausgeschnittene Stanniol- 

 blätter. 



Noch weitere Untersuchungsmethoden hat Lodge vorgeschlagen in 

 seiner Abhandlung 1 ): „On Intermittent Currents and the Theory of the 

 Induction-balance." 



Ueber die Rollen sei beiläufig noch bemerkt, dass in Bezug auf die 

 Zahl meistens vier gebraucht wurden, zwei primäre und zwei secundäre. 

 Des Sonometers ist schon Erwähnung geschehen, welches aus drei Rollen 

 besteht, nämlich zwei primären und einer secundären. Mit einem ähnlichen 

 Arrangement experimentirte auch Felici. 2 ) Auch die Form der Rollen 

 ist geändert worden. Ursprünglich waren sie gestreckt, Hughes hat 

 ihnen eine mehr flache Gestalt gegeben. 



2. 



Aus dem Gesagten lässt sich wohl schon der Schluss ziehen, dass 

 es nicht ganz leicht ist, die Inductionswage als Untersuchungsmittel 

 anzuwenden, gleichgiltig von welchen der erwähnten Hilfsmittel und 

 Untersuchungsmethoden man Gebrauch machen will. 



Die Einführung des Telephons zunächst hat für quantitative Be- 

 stimmungen trotz seiner grossen Empfindlichkeit für schwache Ströme 

 noch keinen Vortheil gebracht. Obwohl es ein vorzügliches anzeigendes 



1 ) Philos. Magaz. (5) 9 S. 123. 1880. 



2 ) Felici, Memoire sur Finduction elektrodynamique, Ann. de chim. et de 

 phys. (3) 34 S. 64. 1852. 



