28 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Instrument ist, so erweisen sich die von Hughes vorgeschlagenen 

 Methoden in ihrer vorliegenden Form als mit vielen Mängeln behaftet, so 

 dass auch nur einigermaassen genaue Beobachtungen nach ihnen nicht 

 angestellt werden können. 



Wendet man nach der ersten Methode das Sonometer an, so ist es 

 selbst für ein gutes und geübtes Gehör schwer, zu constatiren, ob die 

 Telephonangaben einander gleich sind oder nicht. Dieser Umstand hat 

 aber eine grosse Ungenauigkeit in der Einstellung der Inductionsrolle auf 

 der Sonometerscala zur Folge, so dass die Methode von vornherein eine 

 nicht zu beseitigende Fehlerquelle in sich birgt. 



Die Nachtheile sind schon mehrfach hervorgehoben worden. Bertin 1 ), 

 der mit einer von Hughes selbst bezogenen Inductionswage Versuche 

 anstellte, bemerkt, dass die Messungen, welche derselbe leicht fände, in 

 Wirklichkeit sehr schwer seien. Ferner weist Lodge 2 ) hin auf die 

 Schwierigkeiten, welche sich der Abschätzung der zu vergleichenden 

 Telephonangaben entgegenstellen. Auch Hughes selbst erwähnt, dass 

 er es schwer fände, Bruchtheile auf der Sonometerscala zu bestimmen 

 wenn die Töne laut seien. 



Versucht man nach der zweiten Methode die Störungen des Strom- 

 gleichgewichts mit einem Zinkstreifen oder mit anderem Material zu 

 compensiren und aus der compensirenden Quantität Schlüsse zu ziehen, 

 so erwachsen aus der Schwierigkeit, nach dem Gehör die Compensation 

 beurtheilen zu müssen, gleichfalls erhebliche Ungenauigkeiten. Ausser- 

 dem ist es nicht einmal immer möglich, das Telephon durch Com- 

 pensation zum Schweigen zu bringen. 



Alle diese Mängel spiegeln sich wieder in den Resultaten, zu 

 welchen Hughes nach seinen Methoden gekommen ist. Um nur Einiges 

 zu erwähnen, so findet er z. B. für den Störungswerth von: 



Silber (rein) 125, 



Kupfer 100, 



Zink 80, 



Blei 38, 



Quecksilber 30, 



die Metalle untersucht unter sonst gleichen Umständen — all of the 

 same size and form of an English shilliug, and measured in millimetre- 

 degrees, by the sonometer. 



Wenn man die Zahlen näher betrachtet, so lassen sie irgend welche 

 allgemeine Deutung nicht zu, ebenso wenig auch die Reihen, welche 



1 ) Journ. de physique par d'Almeida, Bd. 9 S. 376. 1880. Desgl. Ann. de 

 chim. et de physique (5) 19 S. 561. 1880. 



2 ) 1. c. 



