II. Naturwissenschaftliche Abtheilung. 29 



Chandler Roberts unter der Bezeichnung „Ablesungen an der In- 

 ductionswage" über die von ihm untersuchten Legirungen aufgestellt hat. 



Mit sehr viel besseren Erfolgen sind die Untersuchungen ausgeführt 

 worden, bei denen Galvanometer und Disjunctor oder Electrodynamo- 

 meter und Hilfsinductorium gebraucht wurden, und die Störungen des 

 Stromgleichgewichtes beobachtet werden konnten mit Scala und Fernrohr. 

 Da geht in allen drei Fällen aus den Abhandlungen hervor, dass die 

 erhaltenen Resultate gut übereinstimmten mit denjenigen, welche früher 

 nach ganz anderen Methoden gefunden worden waren. 



Immerhin bleibt aber auch hier noch Folgendes zu bemerken. Der 

 von Toepler und Ettings hausen verbesserte und vermittels eines 

 Uhrwerks in Gang zu setzende Disjunctor erforderte sehr grosse 

 Vorsicht bei der Herstellung und viele Vorsichtsmaassregeln beim Betrieb, 

 wenn damit brauchbare Resultate erzielt werden sollten. Hinsichtlich 

 des Electrodynamometers zeigte sich, dass aus den Ablenkungen der 

 beweglichen Rolle Schlüsse über das Verhältniss verschiedener Leitungs- 

 fähigkeiten ohne Weiteres nicht gezogen werden konnten. Als ferner 

 die Methode mit anderen Metallmassen zu compensiren angewendet 

 wurde, machte sich der Mangel an Empfindlichkeit, welchen das Electro- 

 dynamometer für schwache Ströme zeigt, in recht unwillkommener 

 Weise fühlbar und konnte auch durch Hilfsinductorien von beträchtlichen 

 Dimensionen nach der angegebenen Versuchsanordnung nur in be- 

 schränktem Maasse gehoben werden. 



3 a. 



In Rücksicht auf die vielseitige Verwendbarkeit der Inductionswage 

 als Untersuchungsmittel schien es deshalb angemessen, eine einfachere 

 Form des Disjunctors mit ihr in Verbindung zu bringen, um dadurch 

 die Messungen von Störungen des Stromgleichgewichtes möglicher Weise 

 zu erleichtern. 



In der Wiener medicinischen Presse veröffentlichte nun vor Kurzem 

 R. Lewandowski ! ) mehrere Abhandlungen unter dem Titel: „Die 

 einfachste Methode zur Erzielung gleichgerichteter, galvanometrisch 

 messbarer Inductionsströme. a Ein dort angegebenes Mittel 2 ) hat Ver- 

 fasser mit dem Stromunterbrecher nach Bernstein 3 ) zu einem Disjunctor 



1 ) Wien. med. Presse Jahrg. 1888, No. 9 u. ff. Ferner Beibl. zu Wied. Ann. 

 Bd. 12 S. 603. 1888. 



2 ) In neuerer Zeit sind verschiedene Formen von Disjunctoren bekannt ge- 

 worden, u. A. von Hirns te dt. Es reicht indessen über den Rahmen der Arbeit 

 hinaus, darauf näher einzugehen. 



3 ) Bernstein, Untersuchungen über den Erregungsvorgang im Nerven- nnd 

 Muskelsysteme, S. 98. Heidelberg, Winters Buchhandl. 1871. 



