34 



Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Im Allgemeinen konnten nach diesen Vorbereitungen, welche sich 

 aber auch ohne Zuhilfenahme des Telephons treffen lassen, die Störungen 

 des Stromgleichgewichts durch inducirbare Körper, die in den Inductions- 

 bereich eines Inductoriums eingeführt wurden , schon am Galvanometer 

 beobachtet werden. "Wegen des zeitlichen Verlaufs der Inductionsströme 

 waren die Ablenkungen unter sonst gleichen Umständen aber sehr ver- 

 schieden gross, je nach dem Zeitraum, welcher zwischen der Herstellung 

 von Contact U t und U 2 in Fig. 3 bei jeder Schwingung der Lamelle 

 des Disjunctors verging. Die Zeit hängt unter Anderem ab von der 

 relativen Stellung beider Quecksilberoberflächen zu den Platinspitzen 

 und kann leicht geändert werden, indem man etwa bei unveränderter 

 Stellung von N 2 das andere Näpfchen N t hebt oder senkt. Auf diese 

 Weise kann man auch während der Disjunctor in Thätigkeit ist, das 

 Zeitintervall ohne Mühe ändern. 



Um eine Uebersicht zu gewinnen, wurden die Schraubenköpfe, 

 welche N t und N 2 in Fig. 2 tragen, mit Kreistheilungen versehen, die 

 Stellung der Quecksilberoberfläche im primären Kreise unverändert ge- 

 lassen, dagegen diejenige im secundären Kreise — Näpfchen N t — um 

 je zwei Zehntel der Theilung gehoben. Dann bewirkte eine sehr dünne 

 Kupferplatte im Inductorium I folgende Ablenkungen im Galvanometer: 



Tabelle I. 



N l 



a 



N, 



a 







+ 107 



12 



-f 180 



2 



-f 113 



14 



+ 188 



4 



+ 119 



16 



-f 194 



6 



-f- 143 



18 



-f- 192 



8 



+ 160 



20 



-f 152 



10 



+ 171 



22 



— 17 



Die Ausschläge wachsen also allmählich bis zum Maximum -|- 194 

 bei der Stellung 16 von N 1? von 18 an nehmen sie sehr schnell ab, um 

 zwischen 20 und 22 negativ zu werden. Vor und bis zu 18 waren die 

 Ablenkungen des Galvanometermagneten ausserdem constant, bei 20 

 zeigten sich Zuckungen um etwa 0,4 bis 1, nach 22 bis 3 Skalentheilen, 

 im späteren Verlauf waren sie unregelmässig. Hiernach war es leicht, 

 nach vorgenommener Reinigung der Contacttheile, Erneuerung des Queck- 

 silbers, geänderter Aufstellung des Disjunctors und dergl. m. sich schnell 

 über die geeignete Stellung der Quecksilbernäpfchen zu Orientiren. 



Was die Schwingungszahl betrifft, so wurden alle Versuche bei derselben 

 Länge der Lamelle angestellt. Die Amplituden betrugen in der Regel 8 mm. 



4. 



Mit der Inductionswage in Verbindung mit Galvanometer und Dis- 

 junctor hat Verfasser zunächst das electrische Leitungsvermögen bestimmt 



