42 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Da hierbei in den Leitern Ströme inducirt wurden, so war es nicht 

 erforderlich, an ihnen irgend welche Electroden anzubringen, ein Um- 

 stand, der einen grossen Vortheil bietet. Die Schwierigkeiten, die mit 

 der Herstellung guter Contacte an körperlichen Leitern verknüpft sind 

 und die sich eventuell aus ihnen ergebenden Fehlerquellen sind dadurch 

 gänzlich vermieden. Es genügte die Einführung der Platten in den 

 Inductionsbereich der Inductorien, und nur ihre räumliche Stellung zu 

 den Rollen musste berücksichtigt werden. 



Unter den festen Platten hatte Zinn C die grösste Dicke, 1,5 mm, 

 während für alle als Durchmesser 85 mm normal war. Dieser Durch- 

 messer und auch das Maximum der Dicke waren selbstverständlich rein 

 zufällig, und können Cylinder von sehr verschiedenen Höhen — Queck- 

 silber B hatte 10,3 mm — und sehr verschiedenen Durchmessern ge- 

 wählt werden, sodann auch Formen, welche von der cylindrischen 

 gänzlich abweichen. 



Es mögen einige Beispiele folgen von Störungen des Stromgleich- 

 gewichtes, welche verschiedene metallische Gegenstände in der In- 

 ductionswage hervorbrachten. 



Tabelle VII. 



Inductionswerth 

 Preuss. Krönungsthaler von 1861 42,0 



Dreimarkstück von 1840 46,9 



Fünfmarkstück von 1874 80,9 



Desgl. von 1888 86,6 



Hufelandthaler von 1833 132,7 



Neu-Braunschweiger Kupfermünze von 1854 . . . 30,0 



Kriegs-Denkmünze von 1866 89,5 



Kriegs-Auszeichnung „Eisernes Kreuz" von 1870/71 . 33,7 



Broncene Lanzenspitze 25,0 



Eiserne Lanzenspitze — 



Störung des Stromgleichgewichtes im entgegengesetzten Sinne wie 

 vorher und so gross, dass die Skala aus dem Gesichtsfeld ging. 



Die Münzen standen alle conaxial zwischen den Rollen, das „Eiserne 

 Kreuz" und die Lanzenspitzen symmetrisch zu der Axe des Kraftfeldes. 

 Die nominell gleichwertigen Münzen hatten verschiedene Prägung. Das 

 Fünfmarkstück von 1888 war sehr viel besser erhalten, als dasjenige 

 von 1874. 



Den inducirenden Strom für diese Versuche lieferten drei Accumu- 

 latoren ; der Unterbrechungsfunken war in der oben angegebenen Weise 

 abgeschwächt. Die Inductionswerthe bedeuten wie früher die Zahl der 

 Stanniolblätter von 85 mm Durchmesser, welche zur Compensation der 

 durch die Gegenstände hervorgebrachten Störungen des Stromgleich- 

 gewichtes erforderlich waren. 



