44 Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



erhaltenen Medaillen." Dieselbe beruht auf der Oberflächenänderung 

 der geprägten Stücke infolge elastischer Nachwirkung der Metalle. Am 

 Schlüsse der Abhandlung bemerkt Dove: ,,Die Krone des Hiero ver- 

 anlasste die Anwendung des specifischen Gewichtes zur Prüfung einer 

 Fälschung, das Stereoskop ist eine neue." 



Eine weitere und vielleicht die beste Methode ist die Prüfung auf 

 Grund des electrischen Leitungsvermögens, da dasselbe den Metallen 

 und Legirungen in sehr viel verschiedenerem Grade zukommt, als z. B. 

 das specifische Gewicht. Der höchste bekannte Werth hierfür — 

 Platin, Iridium, Osmium — liegt zwischen 22 und 23, für das electrische 

 Leitungsvermögen ist die Grenze etwa 65. Ausserdem nehmen gerade 

 die Edelmetalle in den Reihen über die in Rede stehenden Eigen- 

 schaften Stellen ein, welche die Zahlenunterschiede in den correspon- 

 direnden Werthen noch erheblich vergrössern. 



Die analytische Untersuchung nur auf Grund physikalischer Be- 

 obachtungen kommt in Betracht in den Fällen, in welchem Werth da- 

 rauf gelegt wird, dass das gesammte Aeussere des fraglichen Gegen- 

 standes in jeder Beziehung erhalten bleibe, so dass Feile und Prüfstein 

 oder die Behandlung mit Chemikalien nicht erwünscht sind, und die 

 chemische Analyse ausgeschlossen ist. Das specifische Gewicht kann 

 dann als weiteres Kriterium dem electrischen Leitungsvermögen hinzu- 

 gefügt werden. 



Wie weit die Untersuchung von Metallen und Legirungen auf Grund 

 des letzteren sich der Analyse allgemein dienstbar machen lässt, wird 

 beurtheilt werden können, wenn hinlänglich Beobachtungsmaterial vor- 

 liegt. Für diesen Zweck dürfte die Inductionswage Beachtung ver- 

 dienen, da sie gestattet, für die Untersuchung andere Formen zu ver- 

 wenden, als Drähte und ausserdem gewisse Metalle und viele Legirungen 

 in Drahtform nicht ohne Weiteres zur Verfügung stehen. 



7. 



Aus dem Verlauf der Beobachtungen und dem unter 2. Gesagten 

 dürfte hervorgehen, dass man bei quantitativer Bestimmung mit der 

 Inductionswage nach dem angewandten Verfahren dem Galvanometer 

 den Vorzug zu geben berechtigt ist vor dem Telephon und dem Electro- 

 dynamometer. Versuche, welche auch mit dem Bellati-Giltay' sehen 

 Electrodynamometer 1 ) gemacht wurden, verliefen in quantitativer Be- 

 ziehung resultatlos. 



x ) Wied. Ann. Bd. 25, S. 325, 1885. 



