68 Rapport de la Sous-Commission d'Electro-phtsiologie 



vases rheophores en zinc (modele du Bois-Reymond); pour l'etude de la 

 Variation negative du courant nerveux ou de l'electro-tonus, on preferera 

 les electrodes se terminant en pointe d'argile, qui sont aussi les meilleures 

 pour introduire dans les nerfs les courants excitateurs. 



II n'y a que les poissons electriques ä l'etat de vie et de sante, chez 

 qui les differenees de potentiel soient assez considerables pour n'avoir pas 

 ä tenir compte du manque d'homogeneite des electrodes. 



Quant aux appareils propres ä etudier et ä mesurer les effects electri- 

 ques des tissus animaux et vegetaux, il faudra faire usage ä tour de röle, 

 suivant la nature des questions ä traiter,' de tous les instruments capables 

 de fournir des renseignements sur l'intensite et les variations des courants 

 electro-physiologiques, dans differentes circonstances. 



Pour l'etude des courants Continus ou ä variations lentes, le meilleur 

 moyen ä employer est la boussole ä miroir, modele [Wie de mann modifie 

 par M.] du Bois-Reymond, rendue aperiodique par l'addition du barreau 

 compensateur de Haüy. 1 On y joindra le compensateur circulaire de M. du 

 Bois-Reymond, qui, ä l'aide d'une simple mesure de longueur, permet 

 d'evaluer en dix milliemes de Daniell les differenees de potentiel ä la 

 surface des electromoteurs organiques. En general , si les courants sont 

 d'intensite variable, la boussole ne fournira que l'aire de la courbe des 

 intensites, mais combinee avec le rheotome differentiel de M. Bernstein, 



1 On appelle aperiodique le mouvement d'une aiguille aimantee qui n'oscille plus, 

 mais va oecuper sa nouvelle position d'equilibre sous l'empire d'un courant, sans la 

 depasser visiblement , et retombe de meme vers le zero, qu'en theorie eile n'atteint 

 qu'apres un temps infini. Cet etat commence ä se manifester des qu'il existe un certain 

 rapport, tres facile ä etablir en pratique, entre la force amortissante et la force directrice 

 diminuee par le barreau compensateur de Haüy. Dans ces conditions le temps de la 

 chute, si Ton peut l'appeler ainsi, de l'aiguille aimantee vers une nouvelle position 

 d'equilibre, est un minimum, qui, dans de bonnes conditions, ne depasse pas 5 secondes. 

 rDiese Anmerkung war nicht unnütz , da die oben S. 63 angeführte Schrift TElectricite 

 et ses Applications' in dem Abschnitt 'Electrometrie' aus der Feder des Hrn. J. Kay- 

 naud (Ingenieur des Telegraphes) auf S. 66 folgende Definition der Aperiodicität bringt. 

 Von Hrn. Marcel Deprez's zum Messen der Ströme von Dynamomaschinen ange- 

 gebenem Galvanometre ä arete heisst es: „Lorsque le courant passe, 1' aiguille saute 

 .,brusquement ä sa nouvelle position d'equilibre, ou eile vibre nn instant comme un 

 „diapason." Dazu bemerkt der Verfasser: „Ce galvanometre est donc aperiodique. Un 

 „instrument devient aperiodique quand la periode des vibrutions propres de la partte 

 „mobile est tres petite par rapport ä la duree du phenomene ä enregistrer. D'oü la 

 „regle pratique qu'il faut donner ä la partie mobile (Y aiguille ou l'aimant et le miroir) 

 „une masse tres faible et employer une force directrice tres grande. Cette regle a deja 

 „ete appliquee par M. Thomson dans son dead beat speaking galvanometer." Meine 

 Abhandlung 'Ueber aperiodische Bewegung gedämpfter Magnete' erschien im November- 

 heft 1869 der Monatsberichte der Berliner Akademie und in den Archlves des Scien- 

 ces physiques et naturelles, 1872. t. XL1V. p. 312 et XLV. p. 84).] 



