Abhängigkeit dee Eeeegung vom zeitlichen Veelauf dek Ströme. 341 



lieh gerecht zu werden, genügt dies noch nicht. Es ist vielmehr hierzu 

 das Prinzip der beweglichen zweiarmigen Brücke überhaupt nicht geeignet. 



Das Verfahren, welches ich benutzte, geht von einer Anwendungsweise 

 des Rheochords aus, welche von der in der Physiologie und Elektrotherapie 

 zur Stromabstufung gebräuchlichen etwas abweicht, dagegen übereinstimmt 

 mit der du Bois-Reymond' sehen Methode der Compensation zur Mes- 

 sung elektromotorischer Kräfte. Es wird sich empfehlen, mit der Darlegung 

 dieses sehr einfachen Princips der Stromabstufung zu beginnen. 



Wenn ein elektrischer Strom einen linearen Leiter, z. B. einen Draht 

 von überall gleichmässiger Beschaffenheit durchfliesst, so nimmt auf der 

 ganzen Länge dieses Leiters das Potential gleichmässig ab oder zu, da 

 sowohl Stromintensität als "Widerstand überall gleich sind. Es gilt das 

 sowohl für Elüssigkeitsfäden als für Drähte und es gilt auch für pris- 

 matische Leiter von beliebig grossem Querschnitt, falls nur die Zu- und 

 Ableitung des Stromes an dem ganzen Querschnitt gleichmässig statt- 

 findet. Wenn a b (Fig. 1) ein solcher von einem constanten Strom durch- 

 flossener Leiter ist, und man irgend zwei Punkte c und d desselben mit 

 den Quadranten eines Elektrometers ver- 

 bindet, so erhält man demgemäss eine 

 Potentialdifferenz angezeigt, welche der 

 Länge c d direct proportional ist. Das- 

 selbe findet auch dann noch statt, wenn 

 man statt des Elektrometers einen Lei- 6 ^- 

 tungsbogen, JV, anwendet, dessen Wider- 

 stand im Vergleich zu dem der Strecke 

 cd sehr gross ist. Der Leitungsbogen Fig. 1. 



wird alsdann von einem Strome durch Schema der Stromabstufung durch 

 flössen, dessen Intensität der Länge variable Entfernung der Contacte c 

 proportional ist. 1 Man kann auf diese und d auf einem Draht. 



Weise mit Benutzung eines Drahtes 



z. B. die durch einen motorischen Nerven zu schickenden galvanischen 

 Ströme genau und in einer zahlenmässig angebbaren Weise abstufen, da 

 der Widerstand im Nerven gegen den eines Drahtes jederzeit sehr gross 

 ist. Bei der üblichen Anwendung des Rheochordes als Nebenschliessung 

 ist dies dagegen bekanntlich nicht möglich, wenn man nicht weiss, in wel- 

 chem Verhältniss die Widerstände in der Längeneinheit des Rheochord- 

 drahtes und in den benutzten galvanischen Elementen stehen. 



1 Hierauf beruht z. B. die Methode für die Calibrirung eines Drahtes, welche 

 jüngst von Braun empfohlen wurde. Centralzeitung f. Optik und Mechanik 4. Bei- 

 blätter zu Wiedemann's Annalen Bd. VII. S. 776. 



