344 



v. Keies: 



rates ist der Strom = 0, so lange bis die Spitze L 2 passirt, dann steigt er 

 gleichmässig an, bis sie L 3 passirt um sodann auf dieser Höhe zu ver- 

 harren. 



Der Apparat soll im Anschluss anFleischl's Bezeichnung als Feder- 

 Rheonom bezeichnet werden. 



Um den Strom abzustufen, wird nach demselben Princip verfahren. 

 Die zur Reizung dienende Batterie B (vier, zuweilen auch nur zwei kleine 



G r o v e ' sehe Elemente) werden 

 mit den beiden Enden eines 

 langen Eisendrahts verbunden, 

 xy Fig. 3. AB stellt wieder 

 die, der Einfachheit halber 

 gerade gezeichnete Rinne des 

 Rheonoms dar; der in die 

 Elektroden a b geschickte Strom 

 wird von x und einem längs 

 des Drahtes verschieblichen 

 Schieber z geliefert und ist 

 proportional der Länge x z, da 

 der Widerstand in der Zink- 

 rinne immer gross gegen den 

 des Drahtes ist. Es betrug näm- 

 lich der Widerstand in den ganzen Draht 2 S. E., somit der Widerstand der 

 eingeschalteten Strecke in der Regel nur Bruchtheile einer S. E. Der Wider- 

 stand der Zinklösung betrug für 1 00 mm Abstand der beiden Elektroden nahe 

 600 S. E., somit bei dem gewöhnlich gebrauchten Abstand zwischen 60 und 

 900 S. E. Endlich war erforderlich, dass der Widerstand im Nervenkreise 

 wiederum gross sei gegen den in der Zinkrinne. Er beträgt im Allgemeinen 

 ca. 20000 S. E. Man überzeugt sich durch einfache Rechnung, dass die 

 hierdurch bedingten Abweichungen von der streng linearen Form der 

 Schwankung äusserst geringfügig sind. Die Art der Abhängigkeit, welche 

 die Reizungserscheinungen von der Yariirung der Steilheit zeigte, machte 

 nicht nothwendig, auf diese Rücksicht zu nehmen. Durch Einschaltung 

 grosser Widerstände in den Nervenkreis und Verstärkung der Batterie 

 würde sich sonst, wie leicht ersichtlich, die Genauigkeit leicht noch weiter 

 treiben lassen. 



Um die Geschwindigkeit zu bestimmen, mit welcher die Spitze ge- 

 schossen wird, verfuhr ich folgendermaassen. Es wurde ein platter Messing- 

 ring angefertigt, welcher 'genau auf den äusseren Ring der Hartgummi- 

 platte passt. An dem Arm H wurde ferner ein Drähtchen befestigt, 



Fig. 3. 

 Schema der Abstufung linearer Stromschwankungen. 



