Abhängigkeit der Erregung vom zeitlichen Verlauf der Ströme. 345 



welches bei dem Abschiessen seine nach unten gewendete Spitze dicht 

 über der Oberfläche jenes Ringes hinbewegt. 



Durch eine Einrichtung, deren Details anzuführen nicht erforderlich 

 ist, springen von dieser Spitze zu dem Messingringe Inductionsfunken in 

 Intervallen von 1 / 30 See. UDer ? indem der primäre Strom eines Stöhrer- 

 schen Inductionsapparates durch eine Stimmgabel von 30 Schwingungen 

 unterbrochen wird. Wenn der Messingring berusst ist und die Spitze ab- 

 geschossen wird, so springen während der Bewegung eine Anzahl von 

 Funken auf den Ring über, und aus den Abständen derselben ist die Ge- 

 schwindigkeit der Spitze leicht zu ermitteln. Unter Berücksichtigung der 

 verschiedenen Abstände von der Drehungsaxe des Apparates erhält man 

 somit auch leicht die Geschwindigkeit der Zinkspitze, welche in der Mitte 

 der Rinne läuft. 



Eine besondere Aufmerksamkeit erfordert noch die Regulirung der 

 Stromintensitäten. Zunächst kann als Maass für die durch den Nerven 

 gesandte Stromintensität (wenn die Spitze zwischen b und B (Fig. 3), also 

 hinter L 3 (Fig. 1, Taf. Y) steht), die Potentialdifferenz verwandt werden, 

 welche stattfindet zwischen den beiden Punkten der Zinklösung, die an 

 die Elektroden a und b (Fig. 3) unmittelbar anstossen. Als Maass für 

 diese Potentialdifferenz kann man wieder die Spannweite x.z betrach- 

 ten, welche die Verbindungen dieser beiden Elektroden auf dem Drahte 

 des Rheochords umfassen, falls der Widerstand dieses ganzen Kreises 

 xabz wesentlich durch den Widerstand der Zinkrinne gegeben ist und 

 alles andere gegen ihn sehr klein ist. Hier darf nicht übersehen werden, 

 dass, wenn das auch für den Draht xz und Zuleitungen der Fall ist, 

 deren Widerstand nach Bruchtheilen einer S. E. im Allgemeinen zählt, 

 noch der Uebergangswider stand zwischen den Zink - Elektroden 

 und der Flüssigkeit in Betracht kommt. Dieser kann sehr wohl Werthe 

 haben, welche gegen die Widerstände der Zinkrinne in Betracht kommen, 

 und man erhält in diesem Falle nicht den vollen, nach den Drahtlängen 

 berechneten Strom in die Zinklösung, somit auch nicht in den Nerven. 1 

 Natürlich ist die hierdurch bewirkte Verminderung um so bedeutender, 

 je kleiner der Abstand der zwei Elektroden ab ist und je mehr somit der 

 Uebergangswiderstand gegen den zwischen ihnen gelegenen Widerstand der 

 Lösung in Betracht kommt. Die ganze Erscheinung documentirt sich sehr 

 deutlich dadurch, dass man bei Schliessung des Stromes, während die 



1 Wegen dieses Uebergangswiderstandes ist es auch nicht zulässig, die eine 

 Xervenelektrode direct mit a zu verbinden. Man erhält dann schon einen Strom, auch 

 wenn die Spitze sich zwischen a und A befindet. 



