Abhängigkeit dee Ereegung vom zeitlichen Veelaue dee Steöme. 365 



ausfallen müssen, so erschien es zunächst als die Hauptsache, dass das 

 zeitliche Verhalten sicher ein verschiedenes ist. Ueber dieses, bloss qua- 

 litative Resultat gelangt man durch die vergleichende Anwendung zweier 

 Rheoskope schwer hinaus; wenigstens würden dazu ziemlich verwickelte 

 Betrachtungen und eine genauere Kenntniss der Bewegungsgleichung für 

 das gerade angewandten Elektrometerröhrchen erforderlich sein. 



Es erschien deshalb wünschenswerth, den zeitlichen Verlauf der nega- 

 tiven Schwankung bei Zeitreizen in directer Weise und unter Anwendung 

 bloss physikalischer Hülfsmittel zu verfolgen. Die Repetition der Reize, welche 

 bei dem B ernst ein 'sehen Differentialrheotom die Untersuchung so wesent- 

 lich erleichtert, stand hier zunächst nicht zu Gebote; übrigens wird ihrer 

 Anwendung nichts im Wege stehen, sobald man im Besitze eines Rotations- 

 apparates ist, welcher die geeigneten Stromschwankungen liefert und zu- 

 gleich als Differentialrheotom wirkt. Bei der grossen Beweglichkeit des 

 Capillarelektrometers gelingt aber die Verfolgung des zeitlichen Verlaufs einiger- 

 massen auch schon bei einer einzelnen negativen Schwankung. Es ist nur not- 

 wendig, bei einzelnen Reizungen den Muskelstrom nur während eines sehr 

 kurzen und im Verhältniss zu der reizenden Stromschwankung beliebig 

 gelegenen Zeitraumes auf das Capillarelektrometer einwirken zu lassen. Zu 

 diesem Behufe wurde das Federrheonom mit einem Schieber versehen, 

 welcher der Peripherie der kreisförmigen Rinne entlang gleiten konnte. 

 Dieser trägt eine metallische Schliessung, welche als Nebenschliessung zum 

 Capillarelektrometer angebracht, die Einwirkungen des Muskelstromes auf 

 dasselbe vollkommen abblendet. Der erwähnte metallische Contact bestand 

 in einem dünnen Kupferdraht, welcher, schwach nach unten convex ge- 

 bogen, sich von oben her auf eine Messingkuppe auflehnt; beide Theile sind 

 zur Sicherung des Contacts amalgamirt. Dieser Contact wird nun bei jeder 

 Abschiessung des Apparats einmal auf ganz kurze Zeit (etwa 1 / 170 See.) 

 unterbrochen, indem ein sehr dünnes Glimmerblättchen zwischen dem 

 Kupfer draht und der Messingkuppe durchfährt und jenen von dieser 

 trennt. Das Glimmerblättchen wird von einem horizontalen Arm der Axe 

 G (Fig. 1 der Tafel; dieser horizontale Arm ist in der Figur nicht 

 gezeichnet) getragen und somit ebenso wie die Zinkspitze abgeschossen. 



Auf diese Weise gelangt der Muskelstrom jedesmal während kurzer 

 Zeit zur Einwirkung auf das Elektrometer und wird sofort darnach wieder 

 abgeblendet. Die kleine Einrichtung funetionirte sehr befriedigend. Es ist 

 natürlich hierbei erforderlich, dass der Ruhestrom des Muskels genau com- 

 pensirt ist. Ermittelt man nun bei Zeitreizung zuerst den Totalausschlag des 

 Capillarelektrometers, indem man die erwähnte Abbiendung nicht schliesst, 

 also die ganze negative Schwankung in das Capillarelektrometer bekommt, 

 so findet man alsdann, dass bei Einschaltung der Abbiendung, wo der 



