Über die Benutzung ourarisirter Thiere u. s. w. 389 



Schlauchverbindungen bedarf, um den Apparat im einen oder anderen 

 Sinne benutzen zu können. — Die Form, welche der Apparat bei Unter- 

 suchung der spontanen Respiration hat, und die Art, wie er in diesem Falle 

 functionirt, ist im letzten Jahre in mehreren aus meinem Laboratorium 

 hervorgegangenen Mittheilungen so ausführlich besprochen worden, dass 

 hier einfach auf dieselben verwiesen werden darf. 1 



Die Untersuchung am curarisirten Thiere gestaltet sich ziemlich einfach, 

 wenn es gleichgültig ist, welchen Sauerstoffgehalt die inspirirte Luft hat. 

 Man lässt dieselbe dann zweckmässig aus möglichst reinem Sauerstoff be- 

 stehen, so dass der Inhalt des Apparates vom Versuchsthiere aufgebraucht 

 werden kann, ohne dass Sauerstoffmangel entsteht. — Zu dem von Wol- 

 fers und Lilien fei d beschriebenen Apparate, dessen wesentliche Theile 

 das graduirte und nach dem Pflüger 'sehen Princip durch Quecksilber 

 aequilibrirte Spirometer A und die zur Absorption der Kohlensäure, zugleich 

 aber zur Sonderung des In- und Exspirationsstromes dienenden Ventile / 

 und E sind, treten dann nur die durch den Lehmann' sehen Vacuum- 

 motor C getriebenen Quecksilberpumpen Q' und Q" und die Voit' sehen 

 Quecksilberventile v und v" als neue Theile hinzu. 2 Hr. Dr. Lehmann 

 hat den von ihm construirten Motor in den Verhandlungen der Berliner 

 physiologischen Gesellschaft 3 beschrieben und durch einen Holzschnitt er- 

 läutert. Indem ich auf diese Beschreibung verweise, möchte ich hier nur 

 erwähnen, dass der Apparat sich nun schon länger als zwei Jahre bei 

 stetem Gebrauche auf's Beste bewährt hat. Zahl und Grösse der künst- 

 lichen Ventilationen lässt sich auf's Vollkommenste reguliren, und dieselben 

 erfolgen, einmal eingestellt, während langer Versuchsreihen mit absoluter 

 Regelmässigkeit. 



Um die Luftbewegung im Apparate während der Phasen dieser Ath- 

 mung zu verfolgen, wollen wir mit dem höchsten Stande des Pumpen- 

 kolbens beginnen. Die mit der Gabelcanüle t communicirende Lunge des 

 Thieres befindet sich dann in Exspirationsstellung. Bei dem jetzt erfolgen- 

 den Niedergange des Kolbens drücken die Pumpen Q und Q" ihren Inhalt 

 durch die einzige Oeffnung, welche sie besitzen, durch die von unten bis 

 über das Quecksilberniveau aufragenden Röhren r und r" in die gläsernen 

 Leitungen s und s" welche zu den Quecksilberventilen V und V" führen. 

 Die Verbindung mit diesen ist durch den senkrechten Theil eines + förmigen 



1 Siehe die Aufsätze von Mering und Zuntz, Wolfers und Alb. Lilienfeld, 

 Archiv für die gesammte Physiologie. Bd. XXXII. p. 173. Der Aufsatz von Wo 1 fers 

 ist mit einer Abbildung des Apparates illustrirt. 



2 Vgl. die Zeichnung Taf. VI. 

 8 Dies Archiv. 1888. S. 456. 



