390 N. Zuntz: 



Glasstückes vermittelt, dessen horizontale Schenkel zu den beiden Sauerstoff- 

 spirometern führen, von denen hier nur das eine A gezeichnet ist. Da 

 diese Spirometer abwechselnd functioniren, ist immer der eine von dem 

 + Stück abzweigende Weg gesperrt. Der aus der Pumpe Q" ausgetriebe- 

 nen Luft ist nun durch die Stellung des Ventils V" der Weg durch dieses 

 nach der Trachealcanüle verlegt; sie tritt durch die lange Leitung g" und 

 das mit starker Kalilauge beschickte Müller' sehe Spritztiaschenventil E in 

 das Spirometer A. Die gleichzeitig aus Q' verdrängte Luft gelangt durch 

 das Ventil V in die Trachea des Thieres, der Weg zum Spirometer ist 

 ihr durch das Ventil J verlegt. Beim Hochgehen der Pumpen saugt Q" 

 durch V" Luft aus der Lunge; Q' durch J Luft aus dem Spirometer. 

 So wird in regelmässigem Spiele der Pumpe die Ventilation derart besorgt, 

 dass Q' dem Spirometer Sauerstoff entnimmt, um ihn dem Thiere zuzu- 

 führen; Q" die Exspirationsluft aus der Lunge aussaugt und in das Spiro- 

 meter zurückdrückt. Die Kalilauge der Ventile J und E bindet alle 

 exspirirte Kohlensäure und wird nach dem Versuche in der von Wolfers 

 beschriebenen Weise analysirt. 



Nachdem die Athmung längere Zeit aus einem Spirometer erfolgt ist, 

 wird behufs Ueberleitung derselben auf das andere inzwischen neu mit 

 Sauerstoff beschickte und abgelesene Spirometer die Pumpe in tiefster Stellung 

 arretirt. Dies geschieht einfach durch Oeffnen eines du Bois-Reymond'- 

 schen Vorreiberschlüssels, welcher in den Stromkreis des die Steuerung der 

 Pumpe besorgenden Elektromagnetes eingeschaltet ist. So wie dies ge- 

 schehen ist, zieht man die Quecksilberkugel h" nieder, wodurch die am 

 anderen Ende der über die Rolle a laufenden Schnur hängende Kugel K 

 emporgehoben wird. Das Quecksilber aus li tritt in f und /" ein und 

 sperrt so der Athemluft den Weg zum Spirometer A. Aus der analogen 

 Sperrung des anderen nicht gezeichneten Spirometers fliesst das Quecksilber 

 in die Kugel h" und so wird dieser Weg, von dem die Zeichnung nur den 

 Anfang w, w" zeigt, frei. — Sobald dieses geschehen, wird der Vorreiber- 

 schlüssel geschlossen und die Ventilation geht ungestört ihren Gang an 

 dem anderen Spirometer. Inzwischen wird am Spirometer A der Sauer- 

 stoffverbrauch abgelesen, wobei die Communication e zwischen In- und Ex- 

 spirationsleitung geöffnet wird um gleichen Druck in allen Theilen des 

 Apparates zu haben; hierauf die Lauge durch die Oeffuungen h! und k" 

 aus den Ventilen entleert, durch m und m" welche mit einer grossen 

 hochstehenden Flasche voll ausgekochten Wassers communiciren, Spülwasser 

 in die Ventile dreimal eingelassen und dieses dann mit der Lauge ver- 

 einigt; hierauf durch /'und l" neue Lauge in den Apparat eingeführt und 

 endlich durch den Hahn n, welcher zu einem grossen Gasometer mit reinem 

 Sauerstoff führt, dieser zugeführt und das Volumen am Spirometer abge- 



