Übee die Benutzung curarisirter Thiere u. s. w. 391 



lesen. Alle diese Proceduren dauern fünf bis sechs Minuten, so dass bequem 

 alle 10 Minuten ein Wechsel des Spirometers vorgenommen werden kann. — 

 Das Thier befindet sich bei allen derartigen Versuchen in einem sorgfältig 

 regulirten Wasserbade, dessen Temperatur so abgestuft ist, dass die Thier- 

 temperatur constant auf normaler Höhe bleibt. 



In dieser Form hat der Apparat unter Anderem mir zum Nachweis 

 der Thatsache gedient, dass die Steigerung des Verbrennungsprocesses im 

 Fieber bei curarisirten Thieren nicht zu Stande kommt. 1 Da die Belege 

 für jene Thatsache erst später veröffentlicht werden sollen, erlaube ich mir 

 jetzt nur zu erwähnen, dass jene Versuchsreihe nebenbei gezeigt hat, dass 

 bei curarisirten Thieren der Sauerstoffverbrauch und die Kohlensäureproduc- 

 tion durch viele Stunden keine Aenderung erfahren, wenn die Ventilation 

 eine regelmässige ist und die Körpertemperatur constant bleibt. 



Der beschriebene Apparat reichte nicht mehr aus, als Hr. Kempner 

 an curarisirten Thieren seine Entdeckung, dass schon massige Verarmung 

 der Athemluft an Sauerstoff die Oxydationsgrösse herabsetze, controliren 

 wollte. 2 Es war jetzt die Aufgabe gestellt, das Thier normale atmosphae- 

 rische Luft oder ein willkürlich zu wählendes Gemisch von Sauerstoff und 

 Stickstoff athmen zu lassen, welches Gemisch während längerer Versuchs- 

 perioden in seiner Zusammensetzung unverändert bleiben sollte. Ich wählte 

 zur Erfüllung dieser Aufgabe das Regnault'sche, resp. Lavoisier'sche 

 Princip, dem Athemraume in demselben Maasse reinen Sauerstoff zuströmen 

 zu lassen, wie sein Inhalt durch den Sauerstoffverbrauch seitens des Thieres 

 und die Absorption der gebildeten C0 2 abnahm. Die Spirometer A konnten 

 jetzt nicht mehr zur Messung des verbrauchten Sauerstoffes dienen, da sie 

 durch stetig nachströmenden Sauerstoff in gleicher Füllung erhalten werden 

 mussten, wenn der O-Gehalt der Inspirationsluft nicht beständig abnehmen 

 sollte. Der Sauerstoff musste vor seinem Eintritt in den Apparat 

 gemessen werden; er musste ausserdem vollkommen rein sein, 

 durfte also nicht mehr wie bisher in einem Wassergasometer vorräthig 

 gehalten werden. 



Diese Forderungen wurden in folgender Weise erreicht: 



1) Die Leitungswege der in- und exspirirten Luft, welche sich früher 

 gleich jenseits der Ventile J und E vereinigten um sich in ein einziges 

 Rohr fortzusetzen, welches im Spirometer A mündete, mussten jetzt getrennt 

 in das Spirometer geführt werden, weil nur so eine gleichmässige Mischung 

 der gesammten im Apparate enthaltenen Luft erzielt werden konnte. 



1 Ceniralblatt für die medicinische Wissenschaften. 1882. Nr. 32. 



2 Vgl. den folgenden Aufsatz von Kempner. 



